AUGMENTATION DES RECOLTES PAR LE SULFATE DE FER. 



103 



les expériences pour serrer complètement les termes du problème et 

 déterminer à coup sûr les terrains où l'action du sulfate de fer sera 

 toujours infailliblement propice. Nous croyons qu'on ne saurait trop 

 engager les cultivateurs à procéder à des essais certainement peu 

 coûteux et dont les résultats peuvent leur procurer de si remarquables 



P . MARGUERITE-DeL ACH4IIL0N1N' Y , 



Ingénieur des arts et manufactures. 



avantages 



SUR LA GRADUATION DES DENSIMÈTRES 



L'usage des densimètres et des aréomètres est devenu journalier 

 non-seulement dans les opérations d'un grand nombre d'industries 

 agricoles, mais aussi dans celles des travaux des cultivateurs. On nous 

 demande comment on peut se rendre compte de la valeur de ces 

 instruments et de l'exactitude de leurs graduations. Les densimètres 

 dont on se sert sont le plus souvent à grande échelle, pour en faciliter 

 la lecture ; mais la méthode à adopter est la même que pour les alcoo- 





i'^ 



3îo.:i 



Fiii:. \'\. — Densimètres plongés 

 dans l'eau. 



Fij?. 1,1. — Densimètres dans nn nièlani^-o 

 d'eau et d'alcool. 



mètres ordinaires; c'est, en définitive, la même méthode que celle 

 qui sert à graduer un de ces instruments. 



Pour graduer un alcoomètre, on plonge ensemble, dans de loaii 

 pure à la teinpérature de 15 degrés, un alcoomètre étalon vérifié, et 

 celui qu'on veut graduer (lig. 14). Le point d'afileurement des deux 

 appareils dans l'eau est le zéro de l'un et de l'autre ; on marque le 

 point d'affleurement sur l'alcoomètre à graduer. On plonge ensuite les 

 deux instruments dans un mélange d'alcool et d'eau où lalcoomètre 

 gradué affleure, par exemple à 92 (fig. 15), ce qui veut dire que le 

 volume d'alcool est de 92 et celui de l'eau de 8. On marque le point 

 d'afileurement du deuxième alcoomètre, ('eci fait, rien n'est |)liis 

 simple que d'établir l'éclielle de cet instrument. Sur une feuille de 

 j)apier, on trace deux lignes droites AI» et Cl) qui se coupent à angle 

 aigu (lig. IG). On marque zéroau point d'intersection. Sur lallignoAH, 

 on marque exactement l'échelle de l'ah-oomètre de 10 en 10 degrés, 

 et le point 92. Sur la ligne (M), on porte la longueur exacte qui sépare 



