riP. insT()Ul.\ NATIUAL. 58 



cstp nno'iilo es inftM-ior a 10', y como os dado liar(u- dofi. h^rliims 

 — volviondo el rristal sucesivaiiuMile do dcMvclia, a i/(iui('r(la. 

 liasta que el intcrvalo coinprendido entrc lo.s dos rcticulos se 

 oscurezca completameiite — el error qiicda reducido -k 5'. La 

 sensibilidad se extrema liasta ser necesario adaptar iin tor- 

 nillo microm^trico ;i la platina del microscopio para poderla 

 imprimir movimientos tan notal)lcmentc peqiienos. 



Cuaiido la cara refiectora del cristal tieiie su traza perpen- 

 dicular a la linea cero del microscopio, se ve el reticulo ig-ual- 

 mente aclarado il dereclia 6, izquierda; pero si se hace volver el 

 cristal con la platina del microscopio, el reticulo se ve en 

 seg'uida acompanado por un lado por una banda negra y en el 

 opuesto por una brillante. Colocando el cubo en la i)latina 

 sobre sus dos caras sucesivamente, es facil medir los ang'ulos 

 que las trazas de las caras del cristal forman con las aristas 

 del cubo y se observa que el fen6meno descrito se produce, 

 por pequeno que sea el cristal, con tal que 6ste pueda reflejar 

 la luz en una extension capaz de iluminar el centro del re- 

 ticulo. Basta para ello que la cara del cristal aparezca ampliada 

 en dos milimetros y, por tanto, un individuo de -^ de mili- 

 metro podrA medirse con solo una ampliacion de sesenta did- 

 metros. 



Para colocar sucesivamente las caras del cristal en el eje del 

 microscopio sin cambiar las direcciones relativas de aqu611as, 

 de las aristas del cubo y de las divisiones de la platina, debe 

 adaptarse por medio de dos tornillos micrometricos otra pla- 

 tina movible a la g-iratoria, con arregdo a dos direcciones rec- 

 tang-ulares. El movimiento de rotacion puede obtenerse tam- 

 bien, como queda diclio, por un tornillo micrometrico. 



Indica el autor del procedimiento apuntado que ha medido 

 avsi ang-ulos diedros en cristales que no lleg-aban 4 ^^ de mi- 

 limetro, con una aproximacion de 6'. Se lleg-a k estudiar cris- 

 tales liasta de -ttt- de milimetro; pero para las dimensiones aiin 

 menores, se necesitaria de objetivos que reunieran dos cir- 

 cunstancias opuestas: un larg-o foco y una g-ran ampliacion. 

 M. Bertrand me indica que, sin embarg'o, en ciertos casos se 

 puede pasar el limite apuntado, consig'ui^ndose medir cris- 

 tales de g^ 4 -^ de milimetro. 



Es particularmente interesante el lieclio de que cuanto mks 

 pequena sea la cara del cristal que se trata de medir, mayor es 



