14*3 Physiologie, Biologie, Anatomie u. Morphologie (Instrumente). 



der Methoden zur Messung osmotischer Drucke bringt, soll vor- 

 wiegend das für den Botaniker Wichtige hervorgehoben werden. 



Die Ferrocyan-Kupfermembranen sind, wie bekannt, für die 

 Electrolyte nicht ganz undurchlässig; deshalb hat auch Pfeffer 

 seiner Zeit bei ihrer Messung stets Werthe erhalten, die gegenüber 

 den theoretisch geforderten (Ar rhen iu s) bedeutend zu klein waren. 

 Verf. zeigt durch einige Versuche, dass nur die Durchlässigkeit 

 der Ferrocyan-Kupfermembran das fehlerhatte Resultat bedingt. Von 

 dieser für alle osmotischen Versuche so wichtigen Membran werden 

 zwei Modificationen unterschieden: die eine ist dünn, durchsichtig 

 und wegen ihrer grossen Dehnbarkeit ungeeignet; die andere ist 

 derb, tiefbraun und wenig dehnbar. Letztere bildet sich unter 

 anderem an der Oberfläche der ThonzeUe, wenn man mit concentrirten 

 Lösungen arbeitet. Pfeffer hatte dreiprocentige Lösungen von 

 Kupfervitriol und Ferrocyankalium benutzt, Verf. bedient sich mit 

 besserem Erfolg der viel concentrirteren Lösung von 1 Gramm- 

 Molecul CuSOi und 0,33 Gr. Mol. FeCye Ki. So entstehen in 

 kurzer Zeit derbe Häute, die ausserdem noch den Vorzug haben, 

 für Wasser viel leichter permeabel zu sein als die P feffer 'sehen. 



Die Messungsmethode des Verf. beruht auf folgendem Princip: 

 Zwei Lösungen A und B haben die osmotischen Drucke p bezw. 

 pi und sind durch eine semipermeable W^and von einander getrennt. 

 ^Nehmen wir an pi sei grösser p, dann wird ein Wasserstrom aus 

 A nach B gehen. Dieses Einströmen von Wasser in B kann man 

 aber verhindern, wenn man auf B einen Druck wirken lässt. 

 Derselbe wird zunächst den Einstrora verlangsamen, dann, wenn er 

 den Werth p — ])i, also die Differenz der osmotischen Drucke, 

 erreicht hat, den Einstrom hemmen und schliesslich bei noch weiterer 

 Steigerung wird er zu einem Strom von umgekehrter Richtung (von 

 B nach A) führen. Die Richtung und Stärke des osmotischen 

 Stromes kann an dem Fallen oder Steigen der Flüssigkeit in einem 

 Capillarrohr beobachtet werden, das der ThonzeUe mit der Lösung 

 A aufgesetzt ist. Der manometrisch zu bestimmende Druck p — pi 

 wird durch eine Quecksilberdruckvorrichtung erzeugt. 



]\Iit einem auf diesem Princip basirten Apparate hat dann Verf. 

 INIessungen an Lösungen von Rohrzucker in Kupfervitriol ausgeführt. 

 Wider Erwarten ergaben dieselben viel zu grosse Werthe für den 

 osmotischen Druck des Rohrzuckers, welche ihre Erklärung durch 

 die Annahme finden, dass die in der concentrirten Kupfervitriol- 

 lösung enthaltenen Polymolekel durch den Zuckerzusatz dissociirt 

 werden. 



Jost (Strassburg). 



Tammaiin, G., Ueber die Permeabilität von Nieder- 

 Schlagsmembranen. (Zeitschrift für physikalische Chemie. 

 Bd. X. 1892. p. 255—264.) 



Um die ^ Halbdurchlässigkeit" der Niederschlagsmembranen zu 

 erklären, hat Traube in denselben Poren angenommen, die je nach 

 ihrer geringeren oder grösseren Dimension Molecülen verschiedener 



