Instrumente, Präparations- u. Conservations-Methoden. 361 



Der [Karren ist der Länge nach auf der Unterseite mit einer Rinne 

 versehen, in die eine Eisenstange passt, so dass jedes geringste Ab- 

 weichen von der Normalriciitung völlig ausgeschlossen bleibt. Nebst- 

 dem findet sich, gleichfalls auf der Unterseite, eine zweite Rinne vor, in 

 welcher die Kette läuft, die den Karren bewegen soll. Der Aus- 

 gang dieser Rinne kann, nach der Radseite hin, wodurch der 

 Karren bewegt wird, mit einem U-förmigen Eisenstücke theilweise 

 verschlossen, aber auch offen gelassen werden, wonacli das 

 Mikrotom in zweifacher Weise functionirt. Das Messer lässt sich 

 durch geeignete Schrauben in verschiedenen Stellungen befestigen. 

 Das bewegende Rad besitzt mehrere Löcher, so dass die Kurbel 

 verschieden eingesetzt werden kann; mau erhält dadurch einen 

 weiteren oder geringeren Kreisbogen beim Drehen des Rades. 



Eine wichtige Neueruno- betrifft ferner den Hebeapparat, 

 welcher das Untersuchungsobject trägt. Durch geeignete Construction 

 ist dafür gesorgt, dass dieser sehr beweglich, aber auch von dem 

 das Messer tragenden Schlitten ganz unabhängig sei. Der Apparat 

 besteht aus einer verticalen Achse, die mittelst dreier Schrauben an 

 einem dazu parallelen eisernen Ständer oben befestigt wird, 

 während ihr Fuss auf einer Ebonitstange ruht, welche sowohl die 

 Mikrometerschraube als auch die Klemme für das Untersuchungs- 

 object trägt. Die Mikrometerschraube ist, nahezu nach Art jener der 

 Beck er 'sehen Mikrotome, aus zwei gezahnten Rädern, die über 

 einander liegen, hergestellt ; die Klemme wird von zwei Achsen 

 getragen, die auf der Mikrometerschraube ruhen und von ihr ge- 

 hoben werden, aber horizontal beweglich sind. Die Ebonitstange 

 verläuft am anderen Ende in eine geeignete Vorrichtung, deren 

 Haupttheil ein gezahntes Rad ist, das in die Achse des Rades 

 eingreift, durch dessen Drehung das Mikrotom in Bewegung ge- 

 bracht wird. 



Durch die verschiedenen Vorrichtungen ist nun bewerkstelligt, 

 dass der Mikrometerapparat in seiner Bewegung genau horizontal 

 einen Kreisbogen beschreibt, parallel der Verlauf-Ebene des Rasir- 

 messers. £>adurch werden nur gleichmässig dicke und keine keil- 

 förmigen Schnittstücke hervorgebracht. 



Es lassen sich aber an dem Mikrotom drei verschiedene 

 Benutzungsweisen erreichen, nämlich die gleichzeitige Bewegung 

 des Rasirmessers und die Drehung des Mikrometerapparates, oder 

 das Messer bleibt fest und das Object wird gegen dasselbe hinge- 

 schoben. Durch geeignete leichte Verschiebungen des Messers 

 mit der Hand kann man verhindern, dass immer die gleiche Stelle 

 der Schärfe, vielmehr letztere ihrer ganzen Länge nach benutzt 

 wird. Drittens der Messerkarren ist beweglich, der Mikrometer- 

 Apparat wird an einem Cylinder des Gestells befestigt (nach dem 

 Muster der Mikrotome von Schanze, Zam belli, Reichert 

 etc.). Die verschiedenen Benutzungsweisen werden mit der 

 Kuppelung der Kette, die um das drehende Rad geschlungen 

 wird, und mit verschiedener Stellung des U-förmigen Eisenstückes 

 erzielt. 



SoUa (Triest). 



