Magnetiske Undersøgelser. 319 



Denne, forfærdiget af Meyer.stcin , er spscielt bestemt til 

 magnetiske Forsøg, følgelig helt igjennem jernfri. Den hai- 

 en Limbus af 50 mill. Radius, 4 Nonier med Inddeling paa 

 Vs Minut; dog kan der ved Jugering med nogenlunde 

 Sikkerhed aflæses indtil Vio Minut. Kikkerten har en lineær 

 Forstørrelse af 15 Gange, og kan indstilles paa meget korte 

 Viserlinier. Instrumentets Størrelse og Form passede godt 

 netop til Brug paa Reiser ; men paa den anden Side led det 

 af flere Unøiagtigheder , som der ikke blev Tid til at rette 

 inden Afreisen. Den værste Mangel var, at Udtrækkot paa 

 Kikkerten hverken var nøiagtig paralelt med Axen eller 

 uforanderligt. Som Følge heraf kunde K ollima tion sf eilen 

 ikke korrigeres, ligesom heller ikke ved Omlægning For- 

 skjellen mellem hver to og to Aflæsninger viste sig konstant. 

 At dette i ikke liden Grad forsinkede og vanskeliggjorde 

 Observationerne, er ligefrem. 



Magnetometret (eiïer Deklinometer , forsaavidt det 

 væsentlig er bestemt til Forsøg over Deklinationen) er for- 

 færdiget her i Byen af Instrumentmager Olsen efter Teg- 

 ning af mig. Da det frembyder adskillig nyt i sin Konstruk- 

 tion, troer jeg, en nærmere Beskrivelse kau have nogen 

 Interesse. Magnetnaalen selv (a paa Tegningen) er af glas- 

 haardt Støbestaal, ca. 85 mill. lang og 4 mill. tyk, cylin- 

 drisk med en ganske svag conisk Afskraaning paa de yderste 

 6 — G mill. , hvor Spcilrammen (b) er fæstet. Denne er af 

 tykt ISlessing (dreiet ud af en Blok); og for at befæ^ste den 

 aldeles urokkelig, blev Naalen efter Ilæ^rdningen omviklet 

 med Staniol og drevet ind i Rammens Udboring under saa 

 stærkt Tryk, at det overskydende Tin pressedes ud. Det 

 lille cirkelrunde Speil (c) blev derpaa kittet aldeles fast i 

 Rammen. Endelig udførtes nu Magnetiseringen paa en stærk 



