322 E. A. H, Sinding. 



f^impcl Heiegriiiig vise, at dette ikke har niiuflste iFidflydel.se 

 paa de luaguetiske Kvæfter. Skulde Naaleu opliîiMiges i 

 Midtpunktet, luaattc Speilet baiauceres ved en ^lodvægt, 

 og saaledes baade Vægten og ll'ægliedomouientet udcn 

 Nytte forøges. Fremfor Magneter med Speil anbragt i 

 Svingeaxen ~ ret over Stavens Midte — har man igjen 

 den Fordel ved den før oiutalte Dreining om Axen let og 

 fuldstændigt at kunne Unde Korrektionen. 



Instrumentets øvrige Dele, Fodstykket (Å;), Dæmperen 

 (0 og Søilerne (^ni), beståa af massivt, jernfrit Kobber. 

 Paa Søilerne bevæger sig en Skyver (s) af Messing; den 

 fastholdes kun ved Friction. I dens forreste Del er anbragt 

 den før omtalte Tap (>•). 



Instrumentet dækkes af en tætsluttende Trækasse med 

 en Aabning paa Forsiden for derigjennem at iagttage Speilet. 

 Aabningen dækkes af et planslebet Glas, hvis prismatiske 

 Feil korrigeres ved at anbringe det foran Theodoliten (un- 

 der Visering a f et terrestrisk Objekt) og derpaa dreie det, 

 indtil den mulige Feil falder lodret op eller ned; denne 

 Retning afmærkes, og i denne Stilhng sættes det engang 

 for alle fast i Aabningen. 



En lignende Aabning, kun dækket af almiiideligt Glas, 

 findes i Laaget for derigjennem bekvi^iit iit iagttage In- 

 dexens StiUing under Ivettelse af Torsion. Naar Instrumentet 

 ikke bruges, udtages Magneten, Sky veren flyttes langt ned, 

 saa at Traaden hænger aldeles slap, og Indexen stikkes 

 ind i en firkantet Kork, der passer i Dæmperen. Under 

 Transport sæ^ttes under Fodstykket en Træbund med op- 

 staacnde Kanter, og en stærk Rem spændes under denne 

 og omkring Kassens ' Overside. Instrumentet selv er da 

 urokkeMgt indesluttet og beskyttet mod alslags Stöd. 



Til Instrumcnternes Opstilling benyttes et Stativ, hvis 



