68 !'•• •Jöckkl: 



(las ITeberrohr h, dessen freier Sclienkel möglichst tief unter dem 

 (ieriil,'. endet. Eine zweite Oll'nung bildet den Anfang der Luft- 

 leitung 1, welche direkt zum Durchlüfter fiihit. (Mau denke sich 

 vorläufig, daß die Luftleitung l)ei X einen P)<)gen macht und, die mit V 

 und \Vk bezeichneten (iefal.'ie iil)ers|iringend. bei J in die zum 

 Durchlüfter D führende Leitung 1" einmünde.) Durch eine dritte 

 Öffnung endlich geht nahe am Boden des ]'>ehälters beginnend das 

 Steigrohr st, das oben offen endet. 



Tritt nun ein konstanter Wasserstrom in A ein, so wird sich 

 zuerst die Bodentläche mit Wasser bedecken; alsbald werden die 

 unteren (3ffnungen von h und st durch das ansteigende Wasser 

 Aerschlossen werden, wodurch die Verbindung der im Innern von 

 A und in der Luftleitung befindlichen Luft mit der äußeren Atmos- 

 phäre unterbrochen wird. Sofort beginnt nun ein Teil des Wassers 

 im Heber und im Steigrohr manometerartig, d. h. proportional dem 

 Zunehmen des Luftdruckes in A emporzusteigen. Das dauert so 

 lange, bis der Druck hinreichend groß geworden ist, um den Wider- 

 stand an der AusstrJimungsdüse des Dtirchlüfters überwinden zu 

 können. In diesem Augenblick setzt die Durciilüftimg ein Jetzt 

 bleiben, falls durch w ebenso viel Wasser zufließt, als bei D Luft 

 verbraucht wird, die Wassersäulen in h und st auf der.selben Höhe 

 stehen. Inzwischen steigt der Wasserspiegel in A mehr und mehr, 

 während in demselben Maße die Luft verdrängt wird. Ist der Be- 

 hälter nun gefüllt, so treibt das nachdrängende Wasser, da es 

 keinen anderen Ausweg findet, die Wassersäulen im Heber und 

 Steigrohr immer höher, bis die Flüssigkeit am Knie von h über- 

 kippt und den freien Schenkel füllend den Heber in Tätigkeit ver- 

 setzt, der dann in kurzer Zeit das (iefäß A entleert. Der durch 

 das abfließende Wasser entstehende Raum wird mit Luft angefüllt, 

 die durch das Steigrohr infolge des im Behälter herrschenden 

 negativen Druckes angesaugt wird. Sobald alles Wasser aus A 

 entfernt ist, hört der Heber mit Saugen auf, der Wasserspiegel 

 kann wieder steigen, und das Spiel beginnt von neuem. 



Um den richtigen Gang des Apparates zu sichern, müssen bei 

 der Konstruktion folgende Bedingungen berücksichtigt werden: 



1. der Heber muß so lang sein, daß der Durchlüftungsdruck 

 eher erreicht wird, als die Wassersäule am Knie überkippen kann. 



2. Das Ende von st und der höchste Punkt von 1 müssen 

 höher liegen als das Knie von h, damit der Überlauf allein in dem 

 Heber und nicht aus dem Steigrohr heraus oder in die Luftleitung 

 hinein stattfindet. 



3. Die Weite des Hebj^nhrs muij so bemessen sein, daß am 



