Die Ergebnisse der Ultramikraskopie in Bezug auf die Biologie. 91 



liehe direkte Licht wurde in der Weise vermieden, dali an der 

 Kückfläche der halbkugligen Frontlinse der zur Beobachtung ge- 

 brauchlen < )liniuiersion der Scheitel soweit abgescliliffen und 

 geschwiiiv.t wni'de. wie es der Apertur des Speziaikondensors 

 entsprach, (h-i- vor dem Präjiarat eingeschaltet wurde. Dies genügt 

 für die Beobachtung von EhMnenten, die nicht allzuweit unter der 

 (Trenze der mikroskopischen Sichtbarkeit, also t)ei etwa 0.5—0,06 |x 

 liegen. 



Auch bei dieser Anordnung werden nur Beugungsscheibchen, 

 respektive Anhäufungen von solchen, nicht strukturähnliche Bilder 

 beobachtet. Meist sind die Beugungsscheibchen noch umgeben von 

 Diffruktionsringen. wie auch bei der ersten Anordnung. 



Das Ultramikroskop liegt in zwei Ausführungen vor: der 

 originalen von Zkiss und einer vereinfachten Leitz. 



Bei der Zeiss sehen Konstruktion ist an einem Ende einer 

 optischen Bank die Lichtquelle — . ein Ileliostat oder eine speziell 

 konstruierte Bogenlampe — angeordnet. Das Mikroskop steht mit 

 vertikaler Axe auf einem Tischchen am anderen Ende, die gleich 

 zu besprechenden Apparate auf Reitern dazwischen. 



Das Bild der Lichtquelle wird durch ein achromatisches und 

 aplanatisches Projektionsobjektiv von 80 mm Brennweite auf einem 

 in seiner Breite verstellbaren Präzisirnsspalt entworfen, das Bild 

 dieses Spaltes durch ein Projektiousobjektiv von hh mm Brennweite 

 fünfmal verkleinert in die Bildebene des als Kondensor dienenden 

 ]\Iikroskopobjektivs AA (von etwa 10 mm Brennweite) gebracht und 

 von diesem unter 9 -maliger Verkleinerung in dem zu untersuchenden 

 Präparate abgebildet. Als Beobachtungsobjektiv dient bei Unter- 

 suchung von Flüssigkeiten eine mittelstarke Wasserimmersion (D*), 

 unter welcher die Untersuchungskuvette angeklammert ist. Letztere 

 ist ein (ilasrohr mit zwei rechtwinklig zu einander stehenden Quarz- 

 fenstern für das beleuchtende und das betrachtende Objektiv. Durch 

 das Kuvetten-Ivohr läßt sich Beobachtungs- und Reinigungstlüssigkeit 

 durchsi)iilen. Im Ocular erscheint das Bild des Spaltes, wenn 

 ultramikroskopische Teilchen im Präparate sind, durch deren Auf- 

 leuchten. 



UüMER. Mucn und Sieueut untersuchten eine große Anzahl 

 von Eiweilülösungen und fanden, daß die Anzahl der L'ltramikronen 

 um so größer ist, je komplizierter der chemische Bau der Eiweiß- 

 verbindung. Sie stellten sich Lösungen her. bei denen 2—4 Teile 

 im Gesichtsfeld des Ultraapparates erschienen, und nannten die 

 Verdüiuiung. bei welcher eine Zahl erreicht wurde, den Ultrawert 

 des Stoßes. Mit dem Abbau des Eiweißes sanken diese Werte, 



