Die Erge/misse der Ultramikroskopie in Bezug auf die Biologie. 93 



gt'\V("iliiilicluMi Koiult'iisor.-j und einor Mattglasschoibo wie l)ri der 

 mikroskopischcMi Heobachtuiig ein, vortäuscht dann iWw Kondensor 

 gegen einon Spezialkondoiisor und schaltet die Scheibe aus. 



Ref. hat nur mit der Zioisschen Konstruktion eigene Erfahrungen: 

 was er über diejiMiige \ on Lkitz sagen kann, l)asi(M"t auf tlieore- 

 tisch<Mi Überlegungen. 



Die Konstruktion von Lkitz will nur als Hiiki-nsko|iischer llilfs- 

 apparat gelten. An das Mikroskopstativ wird zum Zwecke der Be- 

 obachtung von festen Köi'pci'n oder Flüssigkeiten eine kleine optische 

 Bank angeklammert, die an ihrem iiuBeren Ende eine einfache 

 Sammellinse trägt, die ein nicht korrigiertes liild der Beleuchtungs- 

 (juelle auf den Spalt wirft, dei- direkt von dem Kondensor in dem 

 Präparat abgebildet wird. Vm die Wirkung des gesparten jlten Pro- 

 jektionsol)iektivs zu ersetzen, ist der Kondensor von etwa der halben 

 Jirennweite wie derjenige von Zkiss, deshalb der Kuvette mehr ge- 

 nähert. Der ZntluUtrichter der Kuvette ist mit dieser dui'ch einen 

 (Tiimmischlauch verbunden, bei Zkiss jetzt direkt angeschmolzen. 



Die abgeschlitt'ene und lackierte Ilintertläche der Frontlinse der 

 Immersion bei der konaxialen P>eleuchtung ersetzt Liarz durch eine 

 von oben her eingehäugte Stempelblende, ein Prinzip, welches Zkiss 

 nach Angabe seines Prospektes deshalb verlassen hat. weil ein 

 größerer Teil der Öffnung abgeblendet weiden mul.i. um denselben 

 Effekt wie bei der Abbiendung der Fi'ontlinse zu erzielen, ohne 

 daü es gelingt, die unregelmäßige Retlektion an den zahlreichen 

 Einsentlächen zu unlerdrücken, weshalb das Gesichtsfeld immer 

 etwas hell erscheint Die P.eleuchtimg erfolgt bei der LKrrzschen 

 Konstruktion dadurch, daß in dei- gewöhnlichen Weise dei- Spiegel 

 des ^likroskops auf die l)etrelTende Lichtquelle eingestellt wird. Als 

 Kondensor wird ein Spezialobjektiv benutzt. 



Für die Beobachtung von Flüssigkeiten bei konaxialer ]-]e- 

 leuchtunti; hat Lkitz eine kleine, sehr tlache Kammer mit Zu- und 

 Abtlußfitl'uung konstruiert. 



P)eiiu Arbeiten mit dem Ultramikroskop ist eine mehr als 

 bakteriologische Sauberkeit nötig bei der Herstellung und Ver- 

 dünnung von Lösungen und den] Ausspülen der Kuvette, da noch 

 so oft in gewöhliciier Weise filtriertes destiliertes Wasser stets 

 durch Staubkeime etc. verunreinigt ist. P)ILtz^) empfiehlt die lang- 

 same Filtration des destillierten Wassers durch Tonfilter und Auf- 

 bewahrung in Gefäßen, zu deren Verschluß man mit Staniol um- 

 wickelte Korken nimmt IJef. kann dies bestätigen. Pjesonders gut 

 werden die Resultate, wenn man nach dem Filtrieren einige Wochen 

 das Wasser ruhig stehen last. 



>) Nr. 1 4. * 



