Das Photoiiiikroskop für ultraviulette Stralden und .seine Bedeutung etc. 109 



sich auf etwa 3000 Mk. — ist wolil nur voq untergeordneter Be- 

 deutuni,'. Es dürfte nicht ohne Interesse sein, wenn ich die Tat- 

 sache erwähne, daß die drei ersten Einrichtungen, welche von der 

 Eirma Zeiß zum Verkaufe hergestellt wurden, nach Japan ge- 

 gangen sind. 



Cm die erweiterte Wirkung des Photomikroskops für ultraviolette 

 Strahlen auch demjenigen verständlich zu machen, welcher nicht 

 gewohnt ist, mit dem Mikroskop zu arbeiten, müssen wohl einige 

 allgemeine Betrachtungen vorausgeschickt werden, und ich folge da- 

 mit einer Anregung des Herrn Vorsitzenden. 



Die gewaltigen Eortschritte, welche die mikroskopische Forschung 

 im Laufe der Zeiten von den primitivsten Anfängen bis heute 

 gemacht hat. waren nur möglich durch den wissenschaftlichen Aus- 

 bau der optischen Technik und die praktische Nutzbarmachung der 

 theoretischen Erkenntnisse. Unsere mikroskopischen Instrumente 

 haben mit allen ihren Hilfsapparaten nnd ihrer großartigen Präzi- 

 sionsmechanik einen erstaunlichen Grad von Vervollkommnung er- 

 fahren, aber es sind Grenzen gezogen, über welche auch die höchste 

 Technik nicht hinweghilft, und zwar einerseits durch optische Ge- 

 setze, andererseits durch die Leistungsfähigkeit unseres Auges. 



Wenn der Laie von einem Mikroskop sprechen hört, so pflegt 

 er bekanntlich die Frage zu stellen: Wieviel mal vergrößert es? 

 und drückt damit seine Auffassung aus, daß das Leistungsvermögen 

 desselben von der Höhe der Vergrößerung abhängt. Das ist aber 

 keineswegs der Fall; es kommt ja nicht darauf au, wie sehr die 

 Einzelheiten des Bildes auseinander gezogen werden, sondern wie 

 scharf die Details in der Abbildung sind, und das ist von ganz 

 anderen Faktoren abhängig, als nur von der Vergrößerung. 



Die Fehler, unter denen die mikroskopische Abbildung, im 

 besonderen bei höheren Vergrößerungen litt: Lichtraaugel, die 

 sphärische und chromatische Abweichung der Objektivliusen, wurden 

 von Abue und seinen Mitarbeitern ziemlich vollkommen beseitigt 

 durch Herstellung neuer optisch reiner Glassorten von verschiedenem 

 Brechuugs- und Farbenzerstreuungsverraögen und durch zweckmäßige 

 Kombiuierung derselben bei der Konstruktion der sogenannten 

 Apochromate. 



Die sphärische und chromatische Korrektion vorausgesetzt, ist 

 nun das Leistungsvermögen des Mikroskops inbezug auf den (irad 

 der Detailauflösung des Objektes, das Auflösungsvermögen, abhängig 

 von der sogenannten numerischen Apertur des verwendeten 

 Linsensystems, womit Abbe das Produkt aus dem Sinus des halben 

 Öffnungswinkels des Systems und dem Brechungsexponenten des 



