Das Photnmikroship für ultraviolette Strahlen und seine Bedeutung etc. WJ 



Erklärt! iiis-oii der AlilMldiiiisroii und IMiolosraiiinie. 



f 



I 

 I 



U^. ^--- 



Fis-. 1. 



Fig. 1. Schema des Strahleiiganges von der Lichtquelle bis zum Objekte: in ]•' 

 der Entladungsfunken einer Leydener Flasche zwischen Magnesium- (bezw. 

 Kadmium-) Elektroden; Pi und Pj zwei Prismen aus Bergkristall, durch welche 

 das Licht zerlegt wird; P ein totalreflektierendes Prisma unter dem l-'uße des 

 Mikroskops. Die Aufstellung der Lichtquelle und Prismen ist eine derartige, 

 daß die ultravioletten Strahlen des Spektrums genau auf das reflektierende 

 Prisma fallen, um in die optische Achse des Mikroskops gelangen zu können, 

 wie das kleine Nebenschema c (links im Bilde) zeigt. Die punktierte Linie Ur 

 stellt eine Uranglasplatte dar, welche mit dem Träger der Irisblende ein- und 

 ausgeklappt werden kann und zur Kontrolle des genauen axialen Durchganges 

 der Strahlen dient; K3 ist der Quarzkondensor und Objektträger mit Deckglas. 



Die Anordnung der optischen Bank ist eine derartige, daß die ganze Ein- 

 richtung auch ohne weiteres für die Verwendung des blauen Lichtes aus dem 

 Spektrum benutzt werden kann, wenn die beiden Bergkristallprismen durch 

 solche aus Flintglas ersetzt werden. Der Strahlengang des blauen Lichtes ist 

 dann ein derartiger, daß er ebenfalls von dem Reflexionsprisraa aufgenommen 

 und in die optische Achse des MikroskojJS geleitet wird. 



