— 156 — 



Quelle, die mitten in der Khone bei St. Maurice ausbricht, be- 

 stimmen wollte. Warmes Wasser durchdringt die Umspinnungen 

 der Kabel viel leichter als kaltes. 



Ich wandte mich nun an Dr. Fröhlich bei Dr. Siemens 

 in Berlin mit der i3itte, mir zu meinen Zwecken ein dichtes 

 Kabel zu liefern. Er machte eine grosse Zahl Versuche, meinte 

 aber schliesslich, eine genaue Bestimmung lasse sich wohl kaum 

 mit einem Kabel aus zwei verschiedenen Metallen machen, wenn 

 dasselbe in warmes Wasser gebracht werde. Wenn nehmlich 

 die Metalle erwärmt werden, so erhöht sich der Widerstand in 

 beiden, wahrscheinlich in beiden verschieden, und da auch die 

 Erhöhung der Temjjeratur kaum zu bestimmen ist, weil immer 

 nur ein Tlieil des Kabels eingesenkt ist, so hat man selbst bei 

 vollkommen isolirtem Kabel eine Quelle der Schwächung des 

 Stroms, welche ausser aller Berechnung liegt. 



Auf den Vorschlag von Dr. Siemens nahm ich nun meine 

 Zuflucht zu der Methode, die Temperaturdifferenz aus der Er- 

 höhung des Leistungswiderstandes in einer Drahtspirale zu be- 

 stimmen. Ich bestellte einen solchen Apparat im Sommer vorigen 

 Jahrs, seine Ausfülirung verzögerte sich bis in den Mai dieses 

 Jahrs. 



Die Einrichtung des ganzen Apparats zeigt die Skizze (Fig. 2, 

 Taf. 1). Von einer Batterie von 3 Siemens'schen oder M ei- 

 din ger' sehen Elementen, die ungleichnamig verbunden sind, 

 geht der Strom durch einen isolirten Kupferdraht, durch gelbe 

 Farbe ausgezeichnet, zum Messköiper B, der in das Bohrloch 

 hinabgelassen wird. Dieser Messkörper besteht aus einem cylin- 

 drischen Messinggefäss , in dessen Innerem eine Drahtspirale B 

 von 280 Siemens'schen Einheiten Widerstand sich befindet. 

 Das eine Ende dieser Spirale ist mit dem gelben Draht ver- 

 löthet, das andere Ende setzt sich in den mittleren, in der Skizze 

 mit »grün" bezeichneten Draht fort. Ausserdem geht von der 

 Löthstelle des gelben Drahts mit der Spirale ein dritter isolirter 

 Draht aus mit der Bezeichnung „roth." Diese 3 Drähte sind 

 durch Bandumwindung in einen einzigen vereinigt, welcher beim 

 Hinablassen des Messkörpers diesen trägt. 



