— 157 — 



Der Strom , welcher in dem gelben Draht ankommt , theilt 

 sich da, wo er den rotheu Draht und die Spirale des Messkörpers 

 trifft, in zwei Theile, im Yerhältniss des Widerstands auf den 

 zwei ihm offen gestellten Wegen, durch die Spirale und den 

 rothen Draht; er theilt sich in zwei gleiche Ströme, wenn der 

 Widerstand auf beiden Wegen gleich ist. 



Der grüne Draht setzt sich an der Oberfläche in der Hälfte 

 der Windungen eines Galvanometers von A . . nach E . . fort, 

 und kehrt dann zur Batterie zurück, wobei noch ein Taster ein- 

 geschaltet ist, um den Strom beliebig öffnen und schliessen zu 

 können. Der rothe Draht geht zu einem zweiten Messkörper A, 

 dessen Widerstand ebenfalls 280 Einheiten beträgt, dann zu einer 

 Widerstandsscala, durch welche 0,1 — 100 Einheiten eingeschaltet 

 werden können; von da aus bildet er die andere Hälfte der Win- 

 dungen des Galvanometers von E . bis A . und vereinigt sich in 

 E . . mit dem grünen Draht, so dass die zwei wieder vereinigten 

 Ströme über den Taster zur Batterie zurückkehren. 



Das Galvanometer ist ein Differentialgalvanometer, d. h. die 

 Windungen auf beiden Seiten der Nadel sind möglichst gleich 

 gemacht, so dass, wenn sie von entgegengesetzten Strömen durch- 

 laufen werden, die genau gleich sind, die Nadel keinen Aus- 

 schlag gibt. Entgegengesetzt gehen die Theilströme durch das 

 Galvanometer, wenn der eine von A . . nach E . ., der andere 

 von E . nach A . geht. 



Wird der Messkörper B in Eis gebracht und ebenso der 

 Messkörper A, aber in getrennten isolirten Gefässen, so wird im 

 Allgemeinen das Galvanometer einen Ausschlag zeigen, weil die 

 Widerstände auf dem grünen und rothen Weg nicht ganz gleich 

 sind ; man kann aber die Nadel auf Null bringen , indem man 

 auf dem jrothen Weg vermittelst des Widerstandskastens noch 

 einen kleinen Widerstand einschaltet. Es fand sich, nachdem 

 beide Messkörper einen halben Tag in Eis gewesen waren, dass 

 2,15 Einheiten eingeschaltet werden mussten, um die Nadel auf 

 Null zu bringen (d. h. 2,2 waren zu viel und 2,1 eben so viel 

 zu wenig; der Widerstandskasten gibt direct nur Zehntel). Die 

 Gefässe mit Eis müssen iaolirt sein, weil sonst ein Stromtheil 



