— 158 — 



von B nach A auf anderm Wege, als dem grünen oder rothen 

 gehen kann, der nicht bekannt ist. Trockenes Holz genügt zur 

 Isolirung. Dass auf diese Isolirung genau zu sehen ist, zeigte 

 sich gleich beim ersten Versuch, bei welchem die Eisgefässe 

 nicht dicht waren; das geschmolzene Wasser sickerte durch auf 

 den Cementboden des Raums, in dem sich das Bohrloch befand, 

 und da der Boden beständig etwas feucht ist, so war eine directe 

 Leitung zwischen den Messkörpern hergestellt, 5 und 10 Ein- 

 heiten eingeschaltet genügten nicht, die Nadel zur Ruhe zu 

 bringen; die Eisgefässe wurden reparirt und in trockene Holz- 

 kübel gestellt, und nun blieb die Zahl 2,15 mehrere Stunden 

 lang ganz constant. 



Wenn der Messkörper B eine höhere Temperatur erhält, so 

 soll der Widerstand seiner Spirale um ^/-m für jeden Grad zu- 

 nehmen und diese Zunahme soll nach Clausius für alle Metalle 

 gleich sein. Die Erfahrung zeigt noch ziemliche Unterschiede. 

 Es ist daher jedesmal eine besondere Bestimmung nöthig. Wird 

 der Widerstand grösser, so nimmt der Theilstrich auf dem grünen 

 Wege an Stärke ab, auf dem rothen zu; das Galvanometer gibt 

 einen Ausschlag. Wenn man aber durch Einschalten von Wider- 

 ständen des Widerstandskastens den Widerstand des rothen AVegs 

 vermehrt, so kann man die Nadel wieder zur Ruhe bringen. Zu 

 bestimmen war zunächst, wieviel Einheiten des Widerstandskastens 

 einer Erhöhung der Temperatur des Messkörpers B um 1 Grad 

 entsprechen. 



Der Körper A wurde im Eis gelassen, der Körper B mit 

 einem Maximumthermometer, das direct zehntel Grade gab und 

 dessen Correction vermittelst eines Baudin' sehen Normalthermo- 

 meters bestimmt war, in das Bohrloch Nro. 19 hinabgelassen. 

 Der Nullpunkt, von dem aus die Tiefe gezählt wurde, war 1"\5 

 über dem obern Rand des Bohrlochs. Mittel aus 6 Beobachtungs- 

 reihen enthält folgende Tafel: 



