— 159 — 



Von den Widerstandszalilen ist zum Voraus nach dem Obigen 

 2,15 abzuzielien, weil so viel Einheiten einzuschalten sind, wenn 

 A und B gleiche Temperatur haben. Bezeichnet man mit m die 

 Verhältnisszahl, welche angibt, mit was die Widerstandszahlen 

 zu multipliciren sind, um die Temperaturdififerenz in Graden 

 Celsius zu erhalteu, so findet man darnach: 



Tiefe 4"^- 33,90 = m. 37,60 also m = 0,9016 



8 34,95 = m. 38,60 0,9054 



12 35,55 ^ m. 39,18 0,9072 



16 35,68 = m. 39,20 0,9102 



32 36,02 = m. 39,39 0,9144 



40 36,15 = m. 39,45 0,9162. 



m sollte constant sein innerhalb der kleineu Temperatur- 

 grenzen, die hier vorkommen. Die Zunahme von m mit der 

 Tiefe deutet darauf hin, dass das geschlossene Thermometer bei 

 grösserem Druck mehr und mehr die richtige Temperatur über- 

 steigt. 



Die Zunahmen von m betragen auf 1 Meter reducirt: 



Tiefe 4—8 8—12 12—16 16 — 32 32—40 



0,00095 0,00045 0,00038 0,00026 0,00022. 



Man sieht aus diesen Zahlen, dass mit der Tiefe der Fehler 

 in der Temperatur zunimmt, aber nicht proportional der Tiefe: 



