— 6 - 



sondern etwas hohl gehalten ist, so daß nur an den Flächenstücken a 

 und h (Fig. 3 b) ein festes Anliegen stattfindet. Die Dimensionen 

 des ganzen waren so stark gehalten, daß eine nennenswerte De- 

 formation nicht eintreten konnte; auf P wurde durch die Leistchen 

 (H H) der Spiegel (Sp) gehalten. Das ganze Pendel wurde nach 

 seiner Fertigstellung stark vergoldet. 



Bestimmung der Reduktionskoeffizienten der neuen Pendel 

 für Luftdichte und Temperatur. 



A. Bi^stimmung der Koeffizienten der Luftdichte. 



Das Physikalische Institut der Technischen Hochschule Stuttgart 

 ist nicht im Besitz eines derartig großen Luftpumpenrezipienten, um 

 die Bestimmungen des Einflusses der Luftdichte ausführen zu können. 

 Sehr dankenswert war es daher, daß Herr Geheimerat Heljieet, 

 Direktor des K. preußischen geodätischen Instituts gestattete, daß 

 diese Bestimmung vermittelst des dort vorhandenen Apparates aus- 

 geführt werden durfte. Herr Prof. Haasemann hatte die große Liebens- 

 würdigkeit, die Messungen selbst auszuführen. 



Aus dem Bericht des Herrn Prof. Haasemann erlaube ich mir 

 folgendes herauszuheben. 



„Die Dichtekasten 1 und 2, die zur Bestimmung der Konstanten 

 der Luftdichte benutzt wurden, stehen im Mittelkeller des Geodäti- 

 schen Instituts auf transportablen Sandsteinpfeilern , die auf dem 

 Zementfußboden des Kellers festgegipst sind. Zur Temperatur- 

 bestimmung dienen in Fünftelgrade geteilte Thermometer , die von 

 der Physikalisch-Technischen Pieichsanstalt untersucht .sind. Bei 

 Gelegenheit einer gleichartigen Konstantenbestimmung konnte ich 

 feststellen, daß ein vermehrter oder verminderter Druck im Kasten 

 auf die Kapillaren der Thermometer von verschwindendem Einfluß 

 ist. Ich habe dieses feststellen können durch Anbringen zweier 

 Thermometer in demselben Kasten, das eine Thermometer frei in 

 gewöhnlichem Zustande , das andere aber luftdicht in einer Glas- 

 röhre eingeschlossen. Beide Thermometer zeigten keine wesentlich 

 verschiedenen Angaben bei hohem oder bei tiefem Luftdruck. 



Es wurden immer zwei Pendel gleichzeitig beobachtet, um den 

 Einfluß der Schwankungen des ührganges auf die Schwingungszeiten 

 zu eliminieren. Die Anordnung der Beobachtungen war zu dem 

 Ende derartig, daß die Mitten der Beobachtungszeiten der beiden 

 beobachteten Pendel zusammenfielen. Die Koinzidenzbeobachtangen 



