stimmt in folgenden Kom)3inationen : 5 und 6 , 5 und 7 , 5 und 8, 

 8 und 6, 8 und 7, 6 und 7. 



Um einen möglichst vollkommenen Temperaturausgleicli herbei- 

 zuführen, wurden zwischen den einzelnen Reihen eines Satzes Pausen 

 von 3 — 4 Stunden innegehalten. 



Aus der Ausgleichung ergaben sich für die Dichtekoeffizienten 

 der einzelnen Pendel die folgenden Ptesultate : 



No. V Xo. VI No. VII No. VIII 



598,8 + 3,1 597,2 + 0,8 594,2 + 4,0 598,3 + 2,8 (mal 10"^) 



Die aus den einzelnen Sätzen folgenden Werte sind ohne Be- 

 rücksichtigung der Gewichte einfach gemittelt. Die mittleren Fehler 

 sind aus der inneren Übereinstimmung der Einzelwerte abgeleitet 

 worden. " 



Da die erhaltenen Werte für die einzelnen Pendel sehr nahe 

 gleich sind, erschien es mir, dem Vorschlag des Herrn Prof. Haase- 

 MANN entsprechend, am richtigsten, das Mittel aus allen zu nehmen, 

 da es bei der nahezu genau übereinstimmenden Gestalt und Größe 

 der Pendel und dem genau gleichen Material, aus dem sie hergestellt 

 sind, nicht wahrscheinlich erscheint, daß die verschiedenen Pendel 

 wirklich verschiedene Luftdruckkoeffizienten besitzen könnten. Ver- 

 fährt man in dieser Weise, so erhält man als Mittel aus allen ein- 

 zelnen Werten den Mittelwert: 



597,1.10-^ 

 mit einer Unsicherheit von + 1,5 Einheiten. 



Herrn Geheimerat Helmert gestatte ich mir an dieser Stelle für 

 die entgegenkommende Erlaubnis zur Ausführung dieser Bestimmung 

 im Geodätischen Institut in Potsdam, sowie Herrn Prof. Haasemaxx 

 für die sorgfältige Bestimmung der Luftdruckkonstanten verbindlichst 

 zu danken. 



B. Bestimmung der Koefflzientcn der Temperatur. 



Diese Bestimmung wurde vermittelst des 1. c. L p. 379 ff. be- 

 schriebenen , elektrisch geheizten Thermostaten des Physikalischen 

 Instituts ausgeführt. An demselben wurde noch eine Verbesserung 

 in der Weise angebracht, daß alle (cf. I. p. 382) benutzten Wider- 

 stände Wj, Wg, W3, W4 und w durch Zusatzwiderstände mit Schleif- 

 kontakten ergänzt wurden, um eine feinere Regulierung der Wider- 

 stände und damit der Stromstärken zu bewirken. Wegen der leider 

 fortwährenden Schwankung der Spannung im Leitungsnetz der elektri- 



