— 11 — 



Es wurde ferner eine Methode ausgearbeitet — über die im 

 Anhang referiert ist — , um die Bestimmungen der Pendeltempera- 

 tur zuverlässiger zu machen als bisher. Die Schwierigkeit dieser 

 Messung beruht offenbar auf der verschiedenen Trägheit, welche 

 Pendel und Thermometer gegen Temperaturänderungen besitzen. 

 Ich glaube, daß es mir gelungen ist, beiden dieselbe Trägheit zu 

 geben ; daß in horizontaler Richtung ein nennenswertes Temperatur- 

 gefälle bei meinen Beobachtungen nicht vorhanden ist, ist durch 

 mehrfache Untersuchungen von mir festgestellt worden. 



Es wurden auch diesmal am Anfang und am Schluß jeder 

 Reihe je 20 Koinzidenzen, die um je 50 auseinanderlagen, beobachtet. 



Die Beobachtungen auf den Feldstationen (mit Ausnahme von Blau- 

 beuren, wo ich amtlich verhindert war, die Messungen zu machen) sind 

 von mir selbst mit den Pendeln VI und YIII ausgeführt worden ; Herr 

 Mechaniker Klopfer unterstützte mich bei der Aufstellung der Instru- 

 mente und besorgte die nötigen Anschlußnivellements, sowie während 

 der Beobachtungen die auf jeder Station vorgenommene Verifikation 

 der Angaben des mitgeführten Aneroids durch das Hypsothermometer. 

 Herr Weller, Assistent am Physikalischen Institut, hatte die Güte, 

 die durch die Methode bedingten synchronen Messungen mit den 

 Pendeln V und VII im Pendelraum des Physikalischen Instituts aus- 

 zuführen. Beiden Herren spreche ich für ihre tätige Beihilfe meinen 

 besten Dank aus. 



Da es sich auf der Zentralstation (im Pendelraum des Physi- 

 kalischen Instituts in Stuttgart) sehr bewährt hatte, daß der Raum, 

 in dem sich der Beobachter mit dem Koinzidenzapparat, den nötigen 

 Beleuchtungslampen etc. aufhielt, von dem Raum, in dem sich die 

 Pendel befanden, getrennt war — die Beobachtung fand durch eine 

 in der Verbindungstüre eingesetzte Spiegelglasscheibe statt (1. c. IL 

 p. 6) — , so versuchte ich auf den Feldstationen ähnliche Verhält- 

 nisse zu schaffen. Es wurde ein transportables, in der verschieden- 

 sten Weise verstellbares, also jedem Raum anpaßbares Zelt konstruiert, 

 das in der Nische über dem Pendelapparat aufgestellt wurde und 

 den Raum, in dem das Pendel sich befand, vollkommen vom übrigen 

 trennte. Die Ablesungen am Thermometer (wie ja auch die Be- 

 obachtungen des Lichtblitzes) erfolgten von außerhalb durch ein 

 passend aufgestelltes Fernrohr. Solange es nun nicht notwendig 

 war, das Zelt zu betreten, bewährte sich die Einrichtung vollkommen, 

 die Temperaturen änderten sich kaum um einige Tausendstel Grad ; 

 sowie jedoch aus irgend einem Anlaß der Beobachter sich in das 



