— 16 — 



hierdurch war der durch Beobachter und die Beleuchtungskörper 

 erwärmten Luft ein bequemer Abzug gestattet. Das Nivellement war 

 angeschlossen an die Höhenmarke am Bahnhof, h = 393,19 m NN.; 

 es ergab sich die Höhe der Pendellinse von 424,5 m NN. Die 

 Schwingungsrichtung des Pendels war N. 15*^ W. gegen S. 15^ E. 

 Der Abstand der Skala des Koinzidenzapparates vom Spiegel des 

 Pendels betrug 3020 mm. Der Keller war äußerst trocken. 



9. Station Dornstetten. 



(f = 48« 28,0' NB. 



A = 8 30,6 ö. Gr. 



h = 618,8 m NN. 

 Die Beobachtungen fanden im Keller des Realschulgebäudes 

 statt. Die Abmessungen des Raumes waren gering, 10 )-<( 3 m bei 

 2,5 m Gewölbehöhe. Die Tiefe unter dem Niveau der vorbeiführenden 

 Straße betrug ca. 2,5 m. Es wurde deshalb die Vorsicht gebraucht, 

 daß die Beleuchtungslampen nur gerade so lang jeweils brannten, wie 

 unbedingt notwendig, und daß der Beobachter sich selbst nach jeder 

 Beobachtung sofort aus dem Räume entfernte ; auf diese Weise ge- 

 lang es, den Temperaturanstieg auf 0,13« zu beschränken. Das 

 Nivellement war an die am Bahnhofsgebäude befindliche Höhen- 

 marke h = 637,81 m NN. angeschlossen. Das Nivellement ergab 

 die Höhe der Pendellinse zu 618,8 m NN. Das Azimut der 

 Schwingungsrichtung des Pendels betrug N. 18,5« E. gegen S. 18,5« W. 

 Der Abstand der Skala des Koinzidenzapparates vom Pendelspiegel 

 betrug 2300 mm. Der Keller war trocken. 



10. Station F r e u d e n s t a d t. 



(f = 48« 27,9' NB. 



A = 8 24,7 ö. Gr. 



h = 723,9 m NN. 

 Der Beobachtungsraum befand sich im Keller des Realschul- 

 gebäudes. Auf dieser Station (auf der als der .ersten beobachtet 

 wurde) war zum Schutz des Pendels gegen Erwärmungen durch den 

 Beobachter die Nische am Pendelkasten mit dem schon oben er- 

 wähnten Schutzzelt überbaut. Wie ebenfalls schon oben erwähnt, 

 war der Erfolg nicht der gewünschte ; da an der Einstellung etwas 

 zu ändern war, mußte sich der Beobachter in das Zelt begeben, und 

 sogleich fand eine ziemlich große Temperatursteigerung statt, die 

 sich dem Innern des Pendelkastens natürlich mitteilte. Dadurch er- 

 gab sich im Pendelkasten ein Temperaturanstieg von 0,35«, während 



