— 20 — 



der XIII. allg. Konferenz d. intern. Erdmessung 1901). Geologisch 

 interessant erscheint die lokale Zunahme der Schwerkraft im vul- 

 kanischen Gebiet der Alb bei Urach (g^" — ;'o ^= ~i~ 0,030j, und die 

 gegen das Schwarzwaldgebiet hin kontinuierliche Zunahme der 

 Schwerkraft; erstere dürfte ihre Erklärung vielleicht durch die Nähe 

 dichterer Massen der untergelagerten Basalte (d = 3,0) finden ; das 

 beigegebene geologische Profil , das Herr Prof. Dr. Sauer die Güte 

 hatte zu entwerfen , gibt über diese sehr interessanten Verhältnisse 

 nähere Auskunft. 



Auf den Stationen Freudenstadt , Dornstetten und Horb sind 

 bereits im Jahre 1893 durch Herrn Haid Schweremessungen aus- 

 geführt; während für die Stationen Freudenstadt und Horb meine 

 Bestimmungen mit den seinigen hinreichend übereinstimmen, ergaben 

 meine Beobachtungen den 1893 gefundenen negativen Wert in Dorn- 

 stetten (go" — ;'o = — 0,004) nicht. 



Anhang. 



Versuche, dem Magazinthermometer und dem Pendel gegen 

 Temperaturänderungen die gleiche Trägheit zu geben. 



Eine gewisse Schwierigkeit bietet bei diesen Messungen die 

 notwendige möglichst genaue Bestimmung der Temperatur des Pendels, 

 die auf "'/ioo° genau bekannt sein sollte, um die Reduktion auf die 

 Normaltemperatur (Null Grad) bis auf eine Einheit der 7. Dezimale 

 der Schwingungsdauer genau ausführen zu können. Die Temperatur 

 im Pendelkasten während der Beobachtungen bleibt nicht konstant; 

 die notwendigen Beleuchtungskörper, die Anwesenheit des Beobachters 

 selbst, bedingen eine Temperaturerhöhung. Häufig kann man bei 

 niederer äußerer Temperatur durch zweckentsprechendes Lüften ab- 

 helfen, aber bei kleinen Räumen oder höherer äußerer Temperatur 

 versagt dieses Mittel. 



Wenn nun die Temperaturen steigen oder fallen, so werden 

 Thermometer und Pendel in verschiedener Weise folgen ; sie besitzen 

 also gegen die Temperaturänderungen verschiedene Trägheit und des- 

 halb wird die am Thermometer abgelesene Temperatur nicht die des 

 Pendels sein. Diese Verhältnisse haben dazu geführt, einerseits sich 

 zu bemühen, diesen Fehler zu verkleinern, indem das v. SiERNECK'sche 

 Magazinthermometer in der hohlen Stange eines Hilfspendels unter- 

 gebracht wurde, anderseits bestimmten sie die Beobachter des 



