— 21 — 



K. preußischen geodätischen Instituts ' (die Herren Borras, Haasemaxx, 

 ScHUMAxx u. a.)", die Beobachtungen in gewisser Weise über den 

 ganzen Tag zu verteilen und durch Einführung und Bestimmung 

 eines sogen, „dynamischen Temperaturkoeffizienten" auch der Yaria- 

 bihtät der Temperatur Rechnung zu tragen ; auch andere Beobachter 

 verfuhren ähnhch. 



Ich habe mich nun bemüht, die Fehlerquelle selbst zu ver- 

 stopfen oder wenigstens so klein wie möglich zu machen, also beiden, 

 dem Thermometer und Pendel, möglichst die gleiche Empfindlichkeit 

 gegen Temperaturänderungen zu geben. 



Wie einfache Versuche zeigen ist das v. SiERNECK'sche Magazin- 

 thermorneter weniger träge als das Pendel ; es ist deshalb nicht aus- 

 sichtslos, dasselbe durch passende Umhüllungen so träge zu machen, 

 daß es mit der Temperaturänderung des Pendels gleichen Schritt 

 hält. Diese Umhüllungen bestanden aus übereinander geschobenen, 

 ineinander passenden 3 Messingröhren, von diesen schloß das erste 

 das Thermometer ganz ein mit Ausnahme eines Schlitzes zur Ab- 

 lesung der Skala, das zweite war außer jenem Schlitz mit 36 (5,6 mm 

 großen) Löchern versehen, über dieses konnte ein drittes, circa halb 

 80 langes, nicht durchlöchertes, so weit geschoben werden, bis die 

 gewünschte Trägheit erreicht war, indem durch letzteres passend ein 

 Teil der Löcher des zweiten wieder geschlossen wurde. 



Die Temperatur des Pendels wurde in folgender Weise auf 

 ■elektrischem Wege ermittelt; es ändert sich der spezifische Wider- 

 stand der reinen Metalle mit der Temperatur ungefähr so wie das 

 Yolumen eines Gases mit der Temperatur. Diese Eigentümlichkeit 

 wird bekanntlich bei dem Bolometer zur Temperaturmessung benutzt; 

 auch für die Bestimmung der Pendeltemperatur kann dies Prinzip 

 verwendet werden. Es wurde deshalb ein dünner, 0,05 mm dicker 

 Kupferdraht (aus reinem elektrolytisch hergestellten Kupfer, doppelt 

 mit Seide umsponnen) von der Länge des Pendels (ca. 25 cm) an 

 zwei 2 mm dicke Manganindrähte (der Temperaturkoeffizient des 

 Widerstandes des Manganins ist für die kleinen Temperaturdifferenzen 



' Veröffentlichungen des K. preuß, geodät. Instituts : 1. Bestimmung der 

 Polhöhe und Intensität der Schwerkraft auf 22 Stationen, von Kolberg— Schnee- 

 koppe, p. 152 ff., 194 ff. — 2, Bestimmung und Intensität der Schwerkraft auf 

 55 Stationen , von Hadersleben— Koburg etc. , p. 29 &. , 63 ff. , 89 ff. — 3. Be- 

 stimmung der Polhöhe und Intensität der Schwerkraft in der Nähe des Berliner 

 Meridians, von Arkona— Elsterwerda, p. 127 ff. 



^ Vergleiche auch : Das schweizerische Dreiecknetz Bd. VII. Eelative 

 Schweremessungen ed. Mes ser Schmitt . p. lud ff. 



