— 23 — 



Pendel befindliche Thermometer eine solche von 1,04^ an; das 

 Magazinthermometer war also träger als das Pendel. Es wurde 

 dann das Magazinthermometer nach Entfernung des Glasrohres in 

 eine Messinghülse von 0,75 mm Wandstärke gesteckt. Es ergaben 

 sich nach gewisser Zeit der Erwärmung Temperaturanstiege, die, wie 

 nicht anders zu erwarten war, zeigten, daß das Magazinthermometer 

 in dieser einen Hülse weniger träge war, als das Pendel. Darauf 

 wurde eine zweite gleichgestaltete Messinghülse über das Thermometer 

 geschoben; es ergab sich nach Ablauf einer gewissen Zeit eine 

 Temperaturerhöhung : 



am Xormalthermometer Magazinthermometer Pendel 

 von 2.30'' 0,85^ 1,01 



Das Magazinthermometer ist also zu träge. Es wurde deshalb 

 das zweite Rohr mit 36 Löcher von je 5 — 6 mm Durchmesser ver- 

 sehen. Es ergaben sich nach einer Heizdauer von 10 Minuten fol- 

 gende Ablesungen (Temperaturerhöhungen) : 



am Xormalthermometer Magazinthermometer Pendel 

 von 2,60« 1,54" 1,36" 



Das Magazinthermometer ist also weniger träge als das Pendel. 



Bisher war für diese Vorversuche die Heizung durch eine in 

 den Pendelkasten hineingehängte 16kerzige Glühlampe erfolgt, wobei 

 natürlich Pendel sowohl wie Thermometer vor direkter und indirekter 

 Bestrahlung in passender Weise geschützt waren ; um jetzt die Ver- 

 suche mehr der Wirklichkeit anzupassen, also langsamere Temperatur- 

 änderungen zu haben, wurde die Erwärmung dadurch hervorgerufen, 

 daß ein eiserner Ofen, der sich im Pendelkeller befand, geheizt wurde. 

 Es ergaben sich hierbei nach 40 Minuten Heizung Temperaturanstiege 



am Xormalthermometer Magazinthermometer Pendel 

 von 0,90» 0,72° 0,56» 



also dieselben Verhältnisse ungefähr wie beim Versuch der Heizung 

 durch die Glühlampe. 



Jetzt wurde jene obenerwähnte dritte Hülse über das Thermo- 

 meter geschoben, die einen Teil der angebrachten Löcher wieder 

 verdeckte ; offenbar wird die Trägheit mit Verminderung der vor- 

 handenen Löcher zunehmen. 



Als die Hülse ca. 12 cm weit herübergeschoben war und mithin 

 nahezu die Hälfte der Löcher verdeckte, war erreicht, daß im Mittel 

 der Temperaturanstieg der beiden in derselben Weise behandelten 

 Magazinthermometer der gleiche war wie beim Pendel. Dies geht aus 

 folgender Tabelle hervor. Um 4"^ wurde das Feuer im Ofen entzündet. 



