— 25 — 



Wie hieraus hervorgeht, ist das Pendel bei dieser Stellun- der 

 Hülsen über den Magazinthermometern noch etwas träger als die 

 Magazinthermometer. Dies ist aber auch wohl notwendig denn 

 emesteils wird der in der Achse der Pendelstange befindliche Draht 

 nicht die Mitteltemperatur der Pendelstange geben, sondern eine 

 etwas niedrigere, da ja offenbar ein Temparaturgefälle von außen 

 nach innen vorhanden sein wird, andernteils ist der Draht von 

 Wärmeisolatoren umgeben, nämlich der doppelten Seideumspinnung 

 und dem Luftraum zwischen Draht und Pendelstange, da das Lumen 

 der axialen Durchbohrung ein größeres als die Drahtdicke ist. Aus 

 diesen Gründen wurde an der Umhüllung der Thermometer nicht 

 weiter korrigiert, sondern das Magazinthermometer etwas weniger 

 träge gelassen. Daß jedoch trotzdem bei der Beobachtung und 

 Messung selbst dafür gesorgt wurde, Temperaturänderungen während 

 derselben nach Möglichkeit zu vermeiden, ist selbstverständlich. 

 Stuttgart, 1. Juni 1903. 

 Phys. Institut d. Kgl. tecbn. Iloclischule. 



