Relative Sehweremessungen in Württemberg. 



IV. Anschlußmessuugen in Karlsruhe. 



Von K. R. Koch. 

 Mit 4 Tabellen. 



Durch die sehr umfangreichen und sorgfältigen Messungen des 

 Herrn Haid, durch welche er Karlsruhe an die mitteleuropäischen 

 Hauptstationen Straßburg, Leiden, Paris, Padua, Wien und München 

 angeschlossen hat \ ist der Wert der Schwere für Karlsruhe in aulkr- 

 ordentlich guter Weise festgelegt und als gut versichert anzusehen. 

 Ich beschloß deshalb nach Absolvierung meiner ersten Messungsreihe 

 auf dem Tübinger Meridian die württembergischen Messungen nach 

 Karlsruhe hin anzuschließen. 



Diese Anschlußmessungen sind zweimal ausgeführt; erstmals 

 im Juni des Jahres 1900, ein zweites Mal im März 1904. 



Die Methode war die seither von mir angewandte, bei der die 

 Fehler des ührgangs und des Mitschwingens eliminiert sind ; ersterer 

 durch synchrone Beobachtung auf beiden Stationen, beide Koinzidenz- 

 apparate betrieben von derselben Uhr (Normaluhr des physikalischen 

 Instituts, Pendeluhr Kutter, No. 50 mit RiEFLER'schem Pendel) \ 

 letzterer dadurch unschädlich gemacht , daß er durch möglichste 

 Stabilität der Pendelaufhängung unmerklich wurde. Ebenso fallen 

 die Fehler, die aus verschiedener Trägheit des Pendels und des Ther- 

 mometers gegen Temperaturschwankungen stammen , dadurch fort, 

 daß in Räumen von nahezu konstanter Temperatur beobachtet 

 wurde und dabei dem Thermometer durch geeignete Umhüllungen 

 nahezu die gleiche Trägheit gegen Temperaturänderungen gegeben 

 war wie dem Pendel. Da außerdem die Temperaturen in den beiden 

 Pendelkellern (in Karlsruhe und in Stuttgart) ungefähr die gleichen 

 waren, ebenso die Barometerstände sich nicht wesentlich voneinander 

 (um ca. 10 mm) unterschieden, so werden sogar merkliche Ungenauig- 



■ Vergl. Verhandl. der 13. Generalkoiiferenz in Paris 1900. p. 386 ff. 



