340 D- Pfl''inzentherapie. 



schließen. Demgegenüber besitzt gemahlener Schwefel eine leichte Rauhigkeit. 

 Mit Hilfe eines Vergrößerungsglases läßt sich sehr leicht und gut nach 

 einiger Übung ein zutreffendes Urteil über eine Schwefelprobe gewinnen. 

 Endlich ist unverfälschter Schwefel daran erkennbar, daß er, auf einer 

 Porzellanfläche erhitzt, nur einen schwarzen Anflug, keinerlei feste Bestand- 

 teile hinterläßt. 



Feinster Schwefel besitzt drei Vorzüge: 1. die Möglichkeit vollkommenster 

 Verteilung, 2. die Darbietung einer möglichst großen Oberfläche und damit 

 höchstmögliche Entwicklung fungizider Dämpfe, 3. große Haftfähigkeit an 

 den Blättern. 



Vnra Verband der deutschen Versuchsstationen (1348) wurden die 

 früher (siehe diesen Jahresbericht Bd. 7. 1904. S. 309) aufgestellten Vor- 

 schriften über die Ermittelung des Feinheitsgrades von Weinbergsschwefel 

 etwas abgeändert. Sie haben darnach zurzeit folgende Fassung: 



1. „Die einzelnen Bestandteile einer Schwefellieferung zeigen erfahrungs- 

 gemäß auch bei Schwefeln einer Handelsqualität unter sich Verschiedenheiten 

 besonders im Feinheitsgrade. Für die Beurteilung der Durchschnittsqualität 

 können daher nur Proben maßgebend sein, bei welchen die Abweichungen 

 in den Einzelanteilen durch Mischung einer genügenden Anzahl kleiner 

 Einzelproben aus den verschiedenen Teilen der Lieferung ausgeglichen sind. 

 Die zur Prüfung einzusendende Menge soll mindestens 300 g betragen." 



2. „Bei der Bestimmung des Feinheitsgrades nach C h a n c e 1 ist es 

 notwendig, chemisch reinen, über Natrium destillierten Äther zu verwenden." 



3. „Auch wenn chmisch reiner Äther verwendet wird, kann eine 

 Übereinstimmung der Ergebnisse nur erreicht werden, wenn Apparate von 

 gleichmäßigen Dimensionen benützt werden (zweckmäßig sind folgende, schon 

 von Portele [Weinlaube Bd. 24, S. 376] empfohlenen Dimensionen: Gehalt 

 bis zur Marke 100 bei 17,5^0. [unterer Miniskus] 25 cm, Länge des Rohres 

 bis zum Teilstrich 100 = 175 mm, Länge des geraden Rohres 12,5 mm), 

 wenn bei Ausführung der Bestimmungen nach dem Durchschütteln jede Er- 

 schütterung vermieden wird, und wenn bei einer einheitlichen Temperatur, 

 und zwar bei 17,5*^, gearbeitet wird." 



4. „Die Ausführung der Chanceischen Bestimmung des Feinheits- 

 grades ist genau nach folgender Vorschrift auszuführen: Das zu unter- 

 suchende Schwefelpulver wird durch ein Sieb von 1 qmm Maschenweite 

 durchgetrieben, um die Klümpchen, welche der Schwefel stets bei längerem 

 Lagern bildet, zu verteilen. Von der nach dem Durchsieben gemischten 

 Probe werden 5 g abgewogen. Der Schwefel wird zweckmäßig mit Hilfe 

 eines Kartenblattes oder Pinsels in das Sulfurimeter gebracht, dann wird das 

 Sulfurimeter mit Äther bis ungefähr zur Hälfte augefüllt und durch gelindes 

 Klopfen die Luft aus dem Schwefelpulver entfernt. Ist dies erreicht, so füllt 

 man den Apparat bis 1 cm über den Teilstrich 100 mit Äther an und 

 schüttelt etwa eine Minute sehr stark durch, um eine gleichmäßige Ver- 

 teilung des Schwefels zu erreichen. Eine Ablesung erfolgt zunächst noch 

 nicht. Nunmehr wird neuerdings genau 30 Sekunden in senkrechter Richtung 

 kräftig durchgeschüttelt, das Listi-ument dann mittels eines Stativs genau 



