1140 Allgemeine Methodik, Desinfectionspraxis und Technisches. 



Hängende!' Tropfen. Wasserentnahme. Heizbarer Objecttisch. 

 Mikroskopirlampe. 



unten ein Loch , durch welches die Nadel einer PiiAVAz'schen Spritze hin- 

 durchgehen kann; diese Nadel ist mit einem Wasserstoff erzeugenden Appa- 

 rat verbunden. Sobald das Deckglas angebracht worden und so das Zellchen 

 gut verschlossen ist, lässt man den Wasserstoff hindurchgehen, der die Luft 

 vollständig verdrängt ; sodann, immer während der Zeit, wenn der Wasser- 

 stoff liindurchgeht, bringt man einen grossen Tropfen dichten Balsams auf 

 die Oeffiiung des kleinen Ringes gerade an dem Punkte, wo die Nadel hin- 

 dui'chgeht, und dann zieht man diese letztere heraus. Der Balsam verhindert 

 auf diese Weise, dass die Luft nach dem Herausziehen der Nadel eindringt 

 und schliesst dann definitiv das Zellchen ; auf diese Weise kann man die 

 Beobachtung lange Zeit hindui'ch fortsetzen, ohne dass die Lebensfähigkeit 

 des Mikroorganismus darunter leidet. Polverhii. 



Kraus (3270) giebt einen neuen Apparat zur Wasserentnahme für bac- 

 teriologische Wasseruntersuchungen an. Derselbe ist im Wesentlichen eine 

 Modification des ScLAVo'schen Apparates. Das luftleere mit einer ausge- 

 zogenen Spitze versehene Wasserentnahmekölbchen wird in eine Schutz- 

 hülse verschraubt an einer Schnur in das Wasser gelassen. In bestimmter 

 Tiefe wird die ausgezogene Spitze durch ein mittels Federzug vorschnellendes 

 Messer abgeschlagen, dessen Feder durch eine pneumatische Auslösung von 

 dem üntersucher aus mittels einer kleinen Compressionspumpe und Gummi- 

 schlauch ausgelöst, vorschnellt^. Cxaplewski. 



Kraus (3271) beschreibt seinen neuen von Ingenieur Ehmann, Wien con- 

 struirten heizbaren Objecttisch. Derselbe besteht aus Glas mit Metall- 

 rahmen und kann zum Reinigen auseinandergenommen werden. Er wird 

 durch eine kleine ^Varmwasserleitung gespeist. Durch einen Mikrobrenner 

 wird Wasser in einem Siedegefäss erhitzt, steigt durch ein Steigrohr in ein 

 Reservoir, in welchem sich der Thermoregulator für den Mikrobrenner be- 

 findet, geht dui'ch einen Schlauch zum heizbaren Objecttisch, kühlt sich hierbei 

 ab und wird durch das aufsteigende warme Wasser des Siedegefässes mittels 

 eines Schlauches wieder zum Siedegefäss angesogen. Die Objectträger liegen 

 auf dem heizbaren Tisch auf und können auch mit Immersion untersucht wer- 

 den. Ihre Temperatur ist 4^ niedriger als die im Objecttisch selbst. Genaue 

 Temperaturw^erthe derselben lassen sich mit Hilfe des bei 37° schmelzenden 

 chemisch reinen Menthols feststellen. Die Temperatur im Tisch muss also ent- 

 sprechend höher eingestellt werden, bleibt dann aber constant. Cxaplewski. 



Tammes (3304) beschreibt eine einfache Mikroskopirlampe, die im 

 W^esentlichen aus einer kleinen, runden elektrischen Glülilampe mit mattem 

 Glas von 5, besser 10 Kerzen Leuchtki-aft besteht. Dieselbe steht in guss- 

 eisernem Gestell möglichst nahe dem Spiegel des Mikroskops; zwischen 

 beiden ist eine matte Glasscheibe, die nicht viel Licht absorbirt und feines 

 Korn besitzt, eingeschaltet, sowie zur Absorption der gelben Strahlen ein 

 hell gefärbtes Kobaltglas. Die Lampe ist von der Firma P. J. Kipp & Zonen 

 in Delft (Holland) zu beziehen. Hegler. 



^) Durch den erforderlichen Leitungsschlauch für die Auslösung wird der- 

 Apparat für grössere Tiefen sehr kostspielig. Ref. 



