1146 Allgemeine Methodik, Desinfectionspraxis und Technisches. 

 Züchtungsverfahren. Collodiumsäckchen. Brutschränke. 



nothwendig, ebenso nicht für den streng anaerobiontischen Bifidus aus dem 

 Säuglingsstuhl. C^apleivski. 



TuiTO (3306) benutzt zur Isolirung von Anaerobien sterilisirte 

 KrA^stallisirschalen von geringem Durchmesser und 2-3 cm Höhe. Der Deckel 

 ist eingeschliifen ; um ilm zu stützen sind auf der inneren Wand des Schäl- 

 chens 8 Ständer angeschmolzen. Auf der Unterseite der Schale wird zuerst 

 luftfreie Gelatine oder Agar zu einer Kocn'schen Platte erstarrt und ihre 

 Oberfläche mit der Verdünnung (durch Uebergiessen) beimpft. In die Schale 

 kommt etwas Pyrogallnslösung nebst einem Stückchen Aetznatron oder Aetz- 

 kali. Der Deckel wird aufgelegt und mit geschmolzenemWachs oder Paraffin 

 gedichtet. Zur Cultur in flüssigen Nährböden unter Pyrogallol benutzt 

 TuRRo besondere Kugelröhren. Dieselben bestehen aus Probirröhren, welche 

 in der Mitte eine kugelförmige Erweiterung tragen. Der untere Abschnitt, 

 welcher die Nährflüssigkeit aufnimmt, ist nach der Kugelerweiteruug zu 

 abgeschlossen und steht nach oben mit dem oberen Röhrenabsclmitt nur 

 durch eine eugeEöhre in Verbindung, welche die Kugelerweiterung dui'ch- 

 setzt. Er wird durch das enge Eöhrchen beimpft. Die Kugel wird zu ^/^-^/j 

 mit Pyrogallussäurelösung und Aetzlauge gefüllt und der Apparat durch 

 Gummistopfen geschlossen. Unter vorsichtigem Schütteln wird die Absorp- 

 tion des Sauerstoftes beschleunigt. Cxaplewsld. 



Zur Darstellung von Collodiumsäckchen empfiehlt Harris (3240) 

 Gelatinekapseln verschiedener Grösse, je nach Bedarf, zuerst mit einer er- 

 hitzten Glasröhre an einem Ende zu durchbohren, dann mittels Collodium 

 die Röhre zu befestigen und nahezu die ganze Gelatinekapsel mit einer 

 gleichmässigen Collodiumschicht zu überziehen. Die Kapsel wird sodann 

 durch das Glasröhrchen mit steriler Bouillon gefüllt, für einige Minuten in 

 den Autoclaveu gebracht, wobei die Gelatine schmilzt und zusammen mit 

 der Bouillon einen guten Nährboden in dem nunmehr fertigen Collodium- 

 säckchen darstellt. Die verflüssigte Gelatine kann auch mittelst Pipette 

 entfernt und diu'ch Bouillon ersetzt werden. Nach der Impfung wird die 

 Glasröhre abgeschmolzen. Kßmimer. 



Grijns (3238) giebt eine einfache Vorrichtung an, um bei Brut- 

 schränken für niedrige Temperatur, welche nach Lautenschlaeger 

 mit Eiskühlung versehen sind, ein zu hohes Ansteigen der Temperatur in der 

 Nacht nach Abschmelzen des Eises infolge Zutretens von nicht gekühltem 

 Wasser zu vermeiden. Dieselbe ist eine Art Thermoregulator, bestehend 

 aus einer U-Röhre, deren einer Schenkel geschlossen ist. In letzterem ist 

 Aether eingeschlossen, von Quecksilber abgesperrt. In beide Quecksilber- 

 schenkel sind elektrische Leitungsdrähte eingeführt. Durch Steigen der 

 Temperatur treibt der gebildete Aetherdampf das Quecksilber aus dem ge- 

 schlossenen nach dem offenen Schenkel, wodurch Stromunterbrechung ein- 

 tritt, indem der Draht des geschlossenen Schenkels nicht mehr in das Queck- 

 silber eintaucht. In Folge der Stromunterbrechung wird der Wasserzulauf 

 automatisch abgestellt. Details siehe Original. Cxaplewshi. 



Preisz (3284) hat, um die Saugflaschen bei Filterkerzen zu um- 

 gehen, folgenden Apparat construirt. Eine Filterkerze von Berkefeld wird 



