Allgemeine Methodik, Desinfectionspvaxis und Technisches. 1147 

 Filtrirapparat. Abfüllvorrichtung. 

 Verschiedene Laboiatoriumsapparate. 



umgekehrt, d. h. die Oeffnung nach unten gerichtet, mit ihrem kragenartigen 

 Kand, mittels Gummidichtungen zwischen die kragenartigen Erweiterungen 

 (Flanschen) des Obertheiles undUntertheiles des Apparates gedichtet. Das 

 feste Anpressen der 3 Theile (Obertheil, Kerze, Untertheil) wird durch 

 schraubstockartige Schraubenklammern bewirkt, welche umlegbar am 

 Flansch des Obertheiles befestigt sind. Der Obertheil umgreift wie eine 

 hohe CylinderÜasche, welclie vom Boden nur den Eand (als Flansch) besitzt 

 die Filterkerze und trägt oben einen Gummistopfen mit seitlich abgebogener 

 Glasröhre. Der Untertheil besitzt vom Flansch ausgehend, eine nach unten 

 langsam trichterförmig verjüngte Röhre, welche den Gummistopfen der für 

 das Filtrat dienenden Flasche durchbohrt. Um nun in dieser ein Vacuum 

 zu erzeugen, besitzt die Eöhre dicht oberhalb des Gumraistopfens einen An- 

 satzstutzen, welcher mit der Luftpumpe verbunden wird. Der Ansatzstutzen 

 mündet nicht frei in die Röhre, sondern mittels eines der Innenwand der 

 Röhre anliegenden Röhrchens, welches oberhalb der Mündung dann die 

 Seitenwand der Röhre durchbohrt, sodass es mit dem Inneuraum der Flasche 

 communicirt. Obertheil und Untertheil sind aussen vernickelt, innen ver- 

 goldet \ (xapleivski. 



Epstein (8224) beschreibt eine neue Vorrichtung zum Abfüllen 

 steriler Flüssigkeiten. Auf einen EKLENMEYER'schen Kolben ist ein 

 gläserner Helm aufgeschliffen, welcher einen Ansatzstutzen mit Wattefilter 

 zum Einblasen (z. B. durch Doppelgebläse) und eine bis auf den Boden des 

 ERLENMEYEE-Kolben's reichende Steigröhre trägt. Die durch Einblasen 

 aus dem ERLENMEVEE-Kolben in die Steigröhre hinaufgedrückte Flüssig- 

 keit fliesst aus der Steigröhre seitlich in eine angeschmolzene verticale kleine 

 Abfüllbürette über. Der Ausfluss derselben ist durch einen in der Bürette 

 mit Wattepfropf stehenden Glasstab verschlossen, dessen unteres Ende als 

 Kegelventil in die Ausflussspitze der Bürette eingeschliffen ist. Die Aus- 

 flussöffnung wird von unten durch einen aufgesetzten aufgeschliffenen kleinen 

 Helm vor Verunreinigung geschützt. Zum Luftausgleich hat er seitlich ein 

 kleines Loch und wird zum Schutz gegen Infection mit einer Spur Formalin 

 benetzt". fxapleivski. 



Kasparek (3255) beschreibt einige Modificationen von Einrich- 

 tungen und Methoden für ba et er iologischeUnt er suchungen. Als 

 Sterilisationsbüchsen für Pipetten und Petrischalen verwendet er „Gleich- 

 sehe" Schachteln, welche zu 20 /«^ pro Stück erhältlich sind und sich be- 

 liebig lang zuschneiden lassen, trockene Sterilisation vertragen und keine 

 Rostflecken setzen können. Zur Heizung von Brutschränken benutzt er 

 Auerlampen mit Jenaer Lochcylindern in Verbindung mit Reichert'schen 

 Quecksilberregulatoren. Sie russen weniger, verlöschen nicht so leicht und 

 beleuchten zudem das Zimmer. Als Heisswassertrichter benutzt er einen 

 aus mehreren Lagen Asbestpapier mit Wasserglas zusammengeklebten 

 Trichter von 320 ccm Fassung. Zwischen den Asbestpapierlagen sind 10 m 



^) Der Apparat ist hergestellt von Mechaniker AVilhelm Fischer, Budapest. Ref. 

 ^J Zu beziehen von Petei'S & Rost, Berlin. Ref. 



