AUgemeiue Methodik, Desinfectionspraxis und Technisches. 1149 

 Stempelspritze. Apparat zur Entnahme von Wasserproben. 



sammengeklappt kaum Eaum fortnimmt, kann auch sonst im Laboratorium 

 als Protocolltisch, zum Photographiren für Hintergründe etc. bequeme Ver- 

 wendung finden. Durch 6 Abbildungen ist die verschiedenartige Anwen- 

 dung der Apparate illustrirt. Czajjlewski. 



Inghilleri (3250) beschreibt einen neuen Typ. der Stempel- 

 spritzen (Modificationen der PßAVAz'schen Spritze) für bacteriologische 

 Unternehmungen. Um eine Beschmutzung und Infection des Stempels durch 

 den aufgesogenen Spritzeninhalt zu vermeiden, sind Luftkammer und Flüssig- 

 keitsbehälter der Inghilleei- Spritze durch 2 Einschnürungen des Glas- 

 rohres, welche eine Erweiterung umschliessen von einander abgesetzt. Die 

 Luftkammer hat weiteres Kaliber. Die Infectionsnadel wird dem Glasrohr 

 aufgeschliflfen. Der Spritzenstempel ist längs durchbohrt. Bei der Injection 

 wird die äussere Mündung mit dem Daumen verschlossen. Ist sie offen , so 

 kann man den Stempel ohne Schaden während der Injection hochziehen 

 um nachher stärkeren Druck auszuüben, oder herunterschieben, um erneute 

 Aspiration zu ermöglichen^. Cxaplewski. 



Meyer (3280) beschreibt aus dem Strassburger Hygienischen Institut 

 einige zur Entnahme von Wasser proben bestimmten Apparate. 

 Dieselben beruhen im wesentlichen darauf, dass an einem Stativ das 

 Entnahmekölbchen mit einer Fussplatte und einem Halsring fixirt und 

 in das Wasser bis zur bestimmten Tiefe versenkt wird. Der erste Apparat 

 ist ein Handapparat, dessen oben mit Handhabe versehener Stativstab 

 2 m lang ist. Damit wird das sterile Kölbchen offen bis zur gewünschten 

 Tiefe schnell versenkt und wieder herausgezogen. Beim 2. Apparat ist die 

 2^/^ m lange Stativröhre in 3 Theile zerlegbar. Das Entnahmekölbchen trägt 

 einen Stopfen, welcher durch eine auf der Stativi'öhre gleitende starke Spiral- 

 feder stramm angedrückt und in der gewünschten Tiefe mittels eines Drahtes, 

 welcher mit Carabinerhaken an dem Stopfen befestigt ist, bis zur Füllung 

 der Flasche gelüftet wird. Damit beim Nachlassen des Zuges der Stopfen 

 wieder gut auf die Mündung passt, dient eine den Stopfen nach unten durch- 

 bohrende Schraube als Führung für den Stopfen. Nach diesem Princip Avurde 

 ein 3. Apparat von dem Maschinenmeister des Strassburger Wasserwerkes 

 Herrn Gillet construirt. Die Flasche ruht auf einer Fussplatte, von Ringen 

 gehalten , welche auf 4 verticalen Stäben , welche das Gestell bilden , ver- 

 stellbar sind. Die Führung geht durch die hohle Stativröhre durch, ist also 

 nicht wie beim vorigen Apparat seitlich, sondern central und statt des zum 

 Aufheben des Federdruckes benutzten Drahtes dient ein in der Eöhre ver- 

 schiebbarer aus Stücken zusammenscliraubbarer Stab. Der Stopfen der Ent- 

 nahmeflasche wird mit seiner Oese direct an das unterste Ende des Zugstabes 

 mit einem quergesteckten Messingstift befestigt. Vor Gebrauch werden die 

 Apparate mit Benzinlöthlampe flambirt, die in steriles Papier eingeschlagene 

 sterile Flasche in dem Apparate fixirt. Cxcqjleivshi. 



^) Eine Spritze mit durchbohrtem Stempel hat sich Ref. unabhängig von 

 Inghilleri vor dieser Veröffentlichung von der Firma Hunzinger (Cöln) an- 

 fertigen lassen. Solche Spritzen sind aber bei infectiösem Material geiährlich, 

 wenn der Daumen nicht gut schliesst. Ref. 



