Allgemeine Methodik, Desinfectionspraxis und TechniscLea. 1189 

 Handsprayapparate. Sterilisatoren. 



Besprengung wurde fast die ganze Oberfläche bedeckt bis auf zahlreiche 

 kleine Gebiete. Als dann Verf. Prodigiosus mit dem BERGONzoLi'schen 

 Apparat auf die Wand versprayte -und danach mit Sublimatspray 3 ^/oo 

 H-5^/ooNaCl) zu desinticiren versuchte, war die Desinfection nicht voll- 

 kommen; ebenso wuchsen auch aus Zimmerstaub von den Wänden nach 

 der Desinfection noch Colonien aus. Auf die nicht benetzten kleinen insel- 

 förmigen Stellen führt Verf. die bekannten Misserfolge nach Desinfection 

 (Recidive) zurück. Es ist event. nicht 2mal, sondern 3mal zu sprayen, zum 

 dritten Mal nach einer gewissen Zeit, damit die Desinfectionsflüssigkeit 

 nicht in Streifen abläuft. Immerhin verdiene das Sprayverfahren, wenn 

 es auch nicht absolut sicher sei, doch die Beachtung des Hygienikers. Beide 

 geprüfte Apparate erfüllten den Zweck der Verstaubung der Desinfections- 

 lösungen. Der Apparat von De Fkanceschi sei mehr fürlängere Desinfection 

 grosser Locale geeignet, der von Bergonzoli mehr für beschränkte Des- 

 infectionen und ohne geschulte Desinfectoren. Dabei werde die Wand ohne 

 Uebermaass von Feuchtigkeit genügend benetzt. CxajjleivsJci. 



Kausch (3259) giebt Mittheilung über Patente betr. Sterilisation 

 und Desinfection. DasD. R.-P. 126612 betr. einen Apparat zur Sterili- 

 sation von Verbandstoffen, lässt bei Beginn der Sterilisation den Wasser- 

 dampf entweichen, danach später das Material durchdringen. In einem 

 cylindrischen liegenden Mantel, welcher zugleich zum Vorwärmen und 

 Trocknen mit Dampf geheizt werden kann, sind von beiden Oeffnungeu her 

 Autoclaven eingebaut zur Aufnahme der zu sterilisirenden Verbandbüchsen. 

 Nach erfolgter Sterilisation werden die Büchsen im Apparate selbst ge- 

 schlossen, indem ihr Deckel mit einer besonders raffinirt ausgedachten Dich- 

 tung versehen durch eine Pressplatte geschlossen wird, Vvclche von aussen 

 her durch Schrauben vorgetrieben wird. Zwei schraubartige Sterilisatoren 

 sind in den Brit. Patentschriften 12 840 und 16 199 (1901) beschrieben. Die 

 Sterilisation soll bei dem ersteren Patent erfolgen durch Verdunsten von 

 Glykoformol (bestehend aus 20,0 Aqu. dest., 10,0 Chlorcalcium, 160,0 Glj^- 

 cerin, 1000,0 Formalin 40 ö/^), der Schrank selbst aus Metall mit Seiten- 

 wänden und Decke aus durchsichtigen Platten. Die zu desinficirenden Ge- 

 genstände ruhen auf durchlochten Platten in durchbrochenen Körben. Nach 

 dem Patent 16199 können die übereinander angeordneten Fächer des ge- 

 schlossenen Sterilisationsschrankes nach Belieben jedes für sich mit einem 

 Gaskanal in Verbindung gebracht werden, aus welchem das durch Erhitzen 

 in Hohlkugeln erzeugte sterilisirende Gas zugeleitet wird, — Das amerik. 

 Patent 679626 will in einem schmalen Kasten mit Hülfe einer in einem 

 kleinen Nebenraume angeordneten Desinfectionslampe (anscheinend der 

 Schering'schen „H3^giea") Instrnmente sterilisiren, — Neben diesen eben 

 genannten Erfindungen von zweifelhaftem Werth bringt das österr. Patent 

 5134 eine wirklich werthvolle Erfindung, nämlich eine Vorrichtung, um 

 mit überhitztem und daher zur Sterilisation unwirksamem Dampf einen ge- 

 sättigten Dampf für Sterilisirz wecke zu erzeugen ^ 



^) Ueber das Verfahren ist bereits früher referirt worden : v. Wunschheim, 

 Ctbl. f. Bacter. Bd. Bd. 28, No. 14/15 p. 439 ; Jahresber. XVI (1900) p. 675. Ref. 



