Allgemeine Methodik. Modificirter Sicherheitsbrenner. 



979 



Ende des Armes befindet sich ein zweites Gewicht, welches mittels einer 

 Schraube an einer Schnur befestigt ist. Der Gebrauch des Apparates er- 

 folgt nun folgendermaassen : Wenn der Apparat in die gewünschten Tiefe 

 versenkt worden ist, wird das zweite Gewicht längs des metallischen Armes 

 laufen gelassen; es stösst so gegen den freien Hebelarm und öffnet den 

 Deckel. Sobald dieser nun den Schwerpunkt überwunden, schliesst er sich 

 wieder, indem er durch die eigene Schwere zurückfällt. Nach P. hat sein 

 Apparat, gegenüber den anderen, folgende Vorzüge: 1. dass er durch eine 

 einfache Schnur versenkt werden kann; 2. dass er sich unter Wasser mit 

 der grössten Leichtigkeit öffnet und schliesst; 3. dass er nicht gebi*echlich 

 ist; 4. dass er, nach Sterilisirung, zu mehreren Untersuchungen dienen kann ; 

 5. seine grosse Einfachheit. Lustig. 



Schürmayer (2212) rügt es mit Recht als einen Uebelstand bei der 

 Benutzung der KocH-PFEiL'schen Sicherheitsbrenner und ihrer Modi- 

 ficationen, dass der Sicherheitshebel, der beim Verlöschen der Flamme herab- 

 fällt, die Gaszuleitung erst 

 dicht am Brenner schliesst. 

 Wird aber einer der zwi- 

 schen Gasleitung und Bren- 

 ner angebrachten Gummi- 

 schläuche undicht, so strömt 

 das Gas trotzdem ruhig 

 weiter aus und kann Explo- 

 sionen veranlassen. Sch. hat 

 nun die Abänderung getrof- 

 fen, dass er die Gasleitung 

 mit dem Gaszuführungs- 

 rohre, das unterhalb des 

 Brenners liegt, durch ein 

 Bleirohr verbindet. An dem 

 Gaszuführungsrohre sitzt 

 der Fallhebelhahn, dessen 

 Fall beim Verlöschen des 

 Brenners ausgelöst wird. 

 Das Gaszuführungsrohr ist 

 dann erst mit dem Thermo- 

 regulator und dieser mit dem 

 Brenner durch Gummi- 

 schläuche verbunden. Wird 

 also auch ein Gummischlauch 

 einmal wirklich undicht, so 

 wird sofort die Gaszuleitung 

 noch vor den Gummiscliläu- 



g Wandrohr der Gasleitung 

 V Bleirohr zur Verbindung 

 AA Unteres Rohr, mit Ihiini 



und Hebel CC 

 \W\ Oberes Rolir mit Brennor 

 und Spirale 



durch Schläuche 



mit dem 



Tliormorogii- 



lator verbunden. 



chen unterbrochen. Der Apparat wird von Paul Altniann in Berlin zu einem 

 Preise von etwa 25 Jl/l geliefert'. CxaplewsJcL 



') luuuerliiu dürfte es sich emi)t'i'hleu, fiir Thermostaten stets ganz besonders 



62* 



