980 Allgemeine Methodik. Handkoffer zu Wasseruntersuchungen. 



Infectionsspritze. 



Schiiml)urg (2209) hat zur Untersuchung von Wasserproben 

 auf Bacterien an Ort und Stelle einen kleinen Handkoffer zusammenge- 

 stellt. Als Platten dienen flache Kölbchen mit quadratischer Theilung zum 

 Zählen^, deren Glasstöpsel aber ausgehöhlt ist und genau zum Wasser passt. 

 Beim Sterilisiren nach Füllung mit 10 ccm Nährgelatine wird ein später 

 zu entfernendes Streifchen Papier zwischen Flasche und Stöpsel gesteckt. 

 8 solche Flaschen sind in Fächern eines Blechkastens untergebracht und 

 werden in diesem vor Gebrauch auf dem Sand oder in einem Wasserbad er- 

 hitzt bis das Thermometer 35-40*^ zeigt. Danach werden die Flaschen mit dem 

 in der Höhlung des Stopfens aufgefangenen Wasser inficirt, erstarrt, der 

 Blechkasten, in dem sie stehen, im Filzkoffer nach Hause geschafft. Genaue 

 Keimzahlen dürften sich dabei doch kaum erreichen lassen. Czaplewsli . 



Loeffler (2180) hat die von ihm^ angegebene sterilisirte Infections- 

 spritze modificirt. Er empfiehlt, das Spritzenrohr aus Glas mit vorne ver- 

 jüngter Spritze herzustellen, aufweiche die Canüle aufgeschliffen ist. Auf das 

 obere Ende wird, wie gewöhnlich, ein gut aufgeschliffener oder aufschraub- 

 barer Metalltheil zum Durchtritt und zur Führung der Stempelstange auf- 

 gesetzt. Der Stempel erhält als Kolben eine Scheibe (am besten 1 mm dick) 

 mit abgerundetem Rand. Die Stempelscheibe soll 1 mm an Durchmesser 

 geringer sein als die Innenweite des Spritzenrohrs, Zur Dichtung der 

 Stempelscheibe benutzt L, mit dem Korkbohrer oder der Scheere geschnit- 

 tene Gummiplatten (deren Dicke gleich der Differenz zwischen lichter Weite 

 des Spritzenrohres und des Stempeldurchmessers, also 1 mm betragen soll). 

 Sie werden mit der rauhen Seite um die Stempelplatte gelegt, während die 

 glatte Seite leicht auf der ßohr-Glaswand gleitet. Der Durchmesser der 

 Gummiplatte betrage 2,5-3 mm (bei ganz grossen Spritzen von 50 und mehr 

 ccm Inhalt 5-6 mm) mehr als der äussere Durchmesser des Spritzenrohrs. 

 Eine Befestigung der Gummiplatte auf der Stempelscheibe findet nicht statt. 

 Die mit Wasser oder Alkohol etwas angefeuchtete Scheibe (nicht mit Va- 

 seline bestrichen!) wird zum Einlegen auf die Mündung des Glasrohres 

 gleichmässig mitten aufgelegt und durch den Stempel in das Innere hinein- 

 gedrückt. Statt eines dicken kann man auch mehrere dünnere über ein- 

 ander gelegte Gummiplättchen verwenden, von denen das der Canüle zu- 

 gekehrte, äusserste etwas grösseren Durchmesser haben muss als die übrigen. 

 Durch das gewählte Verfahren soll ein absolut gutes Functioniren der Spritze 

 garantirt sein. Nach Gebrauch werden die Gummiplättchen lose neben dem 

 Stiel des Stempels in das Glasrohr eingeschoben oder nebst Reserveplätt- 

 chen in Alkohol aufbewahrt. Auch die Spritze selbst solle fertig armirt im 

 absoluten Alkohol aufbewahrt werden, um nach mehrmaligem Ausspritzen 

 mit sterilem Wasser stets gebrauchsfertig zu sein. L. giebt sodann noch 

 einige Improvisationen für solche Injectionsspritzen an''. Cxapleivski. 



auf die Gummischläuche zu achten, sie von Zeit zu Zeit mit Glycerin mittels 

 Watte einzureiben und bei Zeiten durch neue zu ersetzen. Ref. 



*) Schon früher von v. Rözsahegyi angegeben. Ref. 



■^) Jahresber. X, 1894, p. 680. Ref. 



*) Die Spritze ist in vorschriftsmässiger Ausführung von Jul. Stoepler in Greifs- 

 wald, Fischstrasse 29, zu beziehen. Ref. 



