982 Allgemeine Methodik. Filterapparat. Dampfsterilisator. 



rechtwinklig angesetzte Flansche von 7 cm Durchmesser, deren eigentliche 

 Breite 2 cm bei 0,5 cm Dicke beträgt. Die Dichtung der Kerze gegen den 

 Cylinder wird wie folgt, erreicht: Der Cylin der wird mit der Flansche nach 

 üben auf den Ring eines Stativs gebracht. Dann wird die sterile Kerze 

 hineingebracht, nachdem auf sie hinauf ein Kautschukring (2-3 cm dick, 

 5 cm Durchmesser, mit kreisförmiger Oeifnung von 2,7 cm Durchmesser) 

 gestreift ist. Ein zweiter Kautschukring (1,5-2 mm dick, 4 cm Durchmesser 

 mit kreisförmiger Oefftiung von 1,3 cm Durchmesser) wird über den Hals 

 der Kerze gestreift, dann ein dicker Kautschukring (14-15 mm dick, 7 cm 

 Durchmesser mit kegelförmiger kreisrunder Oeffnung von oben 4,5, unten 

 5,5 cm Durchmesser) und hierüber eine Messingplatte (1 mm dick, 7 cm 

 Durchmesser, mit kreisförmiger Oeffnung von 2,2 cm Durchmesser) gelegt. 

 Mittels dreier, seitlich angelegter Schraubklemmen, ähnlich denen, welche 

 die Tischler gebrauchen, wird die Flansche des Cylinders luftdicht an die 

 Messingplatte angepresst. Oben wird dann an den Hals des C3'linders ein 

 Kautschukstöpsel durch eine übergelegte durchbohrte Messingplatte mit 

 kleinen seitlichen Einschnitten luftdicht festgebunden. Durch die Bohrung 

 des Kautschukstöpsels geht ein Glasrohr, welches mit Gummischlauch mit 

 einem Gebläse oder einen kleinen Cylinder mit comprimirter Luft (bei 

 4-5 cm Druck) verbunden werden kann. Dadurch kann die Filtration 

 wesentlich beschleunigt werden. Vorsichtshalber muss dabei der Apparat 

 wegen der Gefalu' des Zerspringens mit einem passenden Schutzkasten be- 

 deckt werden. Im übrigen muss man natürlich alle Theile des Apparates 

 sterilisiren. Die Filterkerze wird wie gewöhnlich mit der sterilen Auf- 

 nahmeflasche für das Filtrat, mit einer kleinen mit steriler Watte oder Sand 

 gefüllten Röhre und mit einer Rückschlagflasche sowie der Wasserstrahl- 

 luftpumpe verbunden. 



Ferner beschreibt N. einen sehr netten, für bacteriologische Cui'se gut 

 brauchbaren einfachen Dam pf sterilisator. Er besteht aus einem kupfer- 

 nen cylindrischen Eimer mit durchbohrtem Boden und beweglichem Bügel 

 zum Heben. Auf der inneren Seite des Eimers ist ein Ring von 1,5 cm 

 Breite 4 cm über dem Boden angelöthet, ein zweiter ebensolcher 8 cm 

 höher ; beide sind reichlich durchlöchert um Dampf und Condenswasser durch- 

 zulassen. Die Ringe sollen eine Berührung der Wattepfropfen von in den 

 Eimer eingestellten CulturrÖhren mit der Wandung verhindern, um Auf- 

 saugen von Condenswasser zu vermeiden. Der Eimer wird durch einen 

 leicht gewölbten Deckel mit offener Tülle geschlossen. Seine Grösse ist so 

 gewählt, dass er Reagensröhren aufrecht stehend aufzunehmen vermag und 

 auf ein Wasserbad von 18-20 cm Durchmesser passt. Der gefüllte Eimer 

 wird auf das kochende Wasserbad gestellt, worauf in 5-7 Minuten Dampf 

 durch die Tülle des Deckels entweicht. Der einfache Apparat ermöglicht 

 es, dass jeder Student seine Dampfsterilisationen am eigenen Tische aus- 

 führen kann. Cxapleivski. 



Laser (2179) empfiehlt, gestützt auf Versuche, ein Verfahren, welches 

 auf dem Princip beruht „ein irgendwie zur Verfügung stehendes Ober- 

 flächenwasser in Grundwasser umzuwandeln, das dann natürlich 



