986 



Allgemeine Methodik. Dampfsterilisation. 



K. beschreibt sodami noch eine Vorrichtung' zur Sterilisirung von Catgut 

 und Silkwormgut, das er auf Glasstreifen längs gewickelt (Figur 6) in 

 rinem Eeagensglas (Figur 5) im ScHÄFFER'schen Apparat^ sterilisirt und 

 unter Alkohol mit Gummikappe aufbewahrt. 



K.'s Apparat ist von Otto Reinig in München zu beziehen. Czapleivski. 

 Heyse (2166) beschreibt den leicht transportablen Sterilisations- 

 apparat nach ScHiMMELBUscH'schem System, welcher in der preussischen 

 Armee für die Fcldlazarethe eingeführt wird. Dietrich. 



Morgeiiroth (2189) improvisirte einen Dampfsterilisator mit 

 einem Waschkessel, an dessen Deckel ein Korbgeflecht oder eine Blech - 

 trommel mit den zu sterilisirenden Verbandstoffen aufgehängt wird. Milz- 

 brandsporen wurden an diesen Stoffen schon nach 15 Minuten langer Ein- 

 wirkung des von unten entwickelten Dampfes getödtet. Dietrich. 



Kiitiier (2178) giebt einen neuen 

 Dampfsterilisator für den prak- 

 tischen Arzt an. Die Instrumente werden 

 in einem Drahteinsatz im Wasser (2,5 1) 

 durch Auskochen sterilisirt. lieber diesem 

 steht ein Drahtkorb zur Aufnahme der 

 im Dampf zu sterilisirenden Gegenstände, 

 bedeckt von einem kastonartigen Deckel 

 mit Griff, der durch einen Wasserver- 

 schluss gegen die Atmosphäre gedichtet 

 ist. Bei zu stürmischem Kochen wird das 

 Wasser aus dem Wasserverschluss durch 

 den Dampf herausgeschleudert; bei laug- 

 samem Kochen wird der Deckel durch den 

 Dampf zeitweise gelüftet, sodass er also 

 als automatisches Sicherheitsventil wirkt. 

 Durch diesen Apparat wird 1. Sicherheit 

 einer constanten Temperatur von 100^ C, 

 kein Wärmeverlust daher Heizersparniss 

 erzielt; 2. es genügt also sehr kleine Heiz- 

 Hamme; 3. dringt fast kein Dampf ins 

 Zimmer, da er sich am Wasserverschluss 

 grossentheils condensirt; 4. ist aseptischer 

 Verschluss nach Sterilisation und 5. ein- 

 fache Bedienung am Apparat zu rühmen. 

 Der von F. & M. Lautenschläger in Berlin 

 zu beziehende Apparat wird mit besonderem Gas- oder Spiritusbrenner ge- 

 liefei't. Czaplewski. 



Kühn (2175) sterilisirt Flüssigkeiten, z. B. Most, in einem ab- 

 geschlossenen, völlig gefüllten Cylin der, den Röhren durchziehen, in 

 denen zur Sterilisation heisses, zur Abkühlung kaltes Wasser circulirt. 

 Auf diese Weise verlieren die Flüssigkeiten keine flüchtigen Bestandtheile ; 

 1) Jahresber. XII, 1896, p. 810. Ref. 



