Allgemeine Methodik. Heizbarer Färbetisch. 



901 



die in dem hohlen Objecttisch eingeschlossene Luft durch eine mit dem elek- 

 trischen Strom verbundene Spirale erhitzte, hat Ingenieur Eh mann bei 

 dem neuen KßAus'schen Objecttisch die Luft durch Paraffinöl ersetzt. Wie 

 die älteren heizbaren Objecttische ist der Kraus'scIic ein hohler Kasten mit 

 Lichtöffuuug. In ihm liegt circulär die Silberspirale, welche durch den 



Batteriestrom erwärmt wird, und das elektrische einstellbare Contactther- 

 mometer. Durch sein Steigen schliesst das letztere bei erfolgtem Contact 

 den Strom eines Relais, welches sofort durch Anziehen eines Ankers den 

 Hauptstrom unterbricht. Solange der Hauptstrom durch die Silberspirale 

 geht, wird das flüssige Parafün, mit welchem der Objecttisch gefüllt ist, 

 erwärmt. Mit seiner Unterbrechung sinkt daher die Temperatur des letz- 

 teren; damit fällt aber auch der Faden des Contactthermometers. Die Ein- 

 stellung auf eine gewünschte Temperatur wird dadurch erzielt, dass der 

 Hauptstrom bis zum Erreichen dieser Temperatur durchgeleitet wird. Dann 

 wird durch Drehen der Regulirschraube des Contactthei'mometers der Con- 

 tact hergestellt, was durch einen klappenden Ton vom Relais signalisirt 

 wird. Durch Rückwärtsdrehen der Schraube werden höhere, durch Vor- 

 wärtsdrehen niedrigere Temperaturen hergestellt. (^xapleicsJii . 

 Piorkow.ski (2174) hat einen besonders zur Färbung von Tuberkelbac-, 

 Sporen- und Geisseipräparaten bestimmten heizbaren Färbetisch con- 

 struirt. Derselbe besteht aus einem viereckigen, schachtelartigen, flachen, 



geschlossenen Wasserbade 

 mit 4 kleinen Füssen. Der- 

 selbe wird durch eine ganz 

 kleine Gasflamme geheizt. 

 Der Dampf entweicht durch 

 einen kleinen Schornstein 

 mit Tubus. Die Oberfläche 

 des Wasserbades enthält 8 

 quadratischi' Vf^rtiefungen 

 für je ein Deckglas, welche 

 mit den betreftenden Farb- 

 lüsungen^ gefüllt werden. 



