Allgemeine Methodik. Neue Methode der Bacterien-Zählung. 911 



durch die untere Mündung, welche nur 1-2 mm Abstand von der tiefsten 

 Stelle des nach unten verjüngten Regulatorobertheils haben soll, in das 

 Innere des Regulatorobertheils und von da durch den Ableitungsstutzen 

 zum Brenner. Wird beim »Steigen des Quecksilbers am Regulator diese 

 gewöhnliche Communication durch den ersten Quecksilbertropfen verlegt, 

 so muss das Gas seinen Weg durch ein in diesem ersten Hohlstopfen 

 angelegtes Nothloch von 1 mm Durchmesser nehmen. Diese Nothlochgas- 

 zufuhr kann nun noch weiter durch den im ersten steckenden zweiten 

 innern Hohlstopfen regulirt werden. Derselbe ist nur unten ein Röhrchen, 

 dessen Spitze in die Verjüngung des ersten Hohlstopfens eingeschliffen 

 ist und hier ein kleines Nothloch besitzt, welches mit dem Nothloch des 

 ersten Hohlstopfens correspondirt. Oberhalb befindet sich eine seitliche 

 Oeffnung, durch welche das Gas aus dem Hohlraum des ersten Hohlstopfens 

 in den Hohlraum des zweiten Hohlstopfens einströmen kann um durch die 

 unteren verjüngten Oeffnungen erst den zweiten dann den ersten Hohl- 

 stopfen zu verlassen. Der obere Theil des zweiten Hohlstopfens ist solide, 

 dient als Griff und zudem als Verschluss des ersten Hohlstopfens in welchen 

 er oben zu diesem Zwecke eingeschliffen ist. Von Wichtigkeit ist, dass alle 

 Schliffe tadellos ausgeführt sind. Durch Drehungen der beiden Hohlstöpsel 

 kommt die genaue Regulirung zu Stande. Der Regulator soll, namentlich 

 in Verbindung mit dem MußKiLL'schen Gasdruckregulator vorzüglich genau 

 arbeiten. (Zu beziehen von Geeinkr & Fkiedkichs, Stützerbach in Thü- 

 ringen zum Preise von 8 M.) Cxapleivshi. 

 Winterberg (2218) hat die THOMA-ZEiss'sche Zählkammer zu 

 Bacterienzählungen versucht. Reinigung der Zählkammer vor und nach 

 jedem Gebrauch! Dabei 1) Abspülen mit Sublimat 1:2000 [dürfte bei 

 Milzbrand und anderen pathogenen Bacterien doch wohl nicht ganz ge- 

 nügen! Ref.] Abtrocknen mit Lederlappen 2) Abspülen mit destillirtem 

 Wasser 3) mit ßOprocentigem und absolutem Alkohol 4) Abspülen mit 

 Aether 5) Durchziehen durch die Flamme bis zum Trocknen. Ebenso mit 

 dem Deckglas! Zur Verdünnung wählte Verf. frisch destillirtes keimfreies 

 Wasser. Zur Durchmusterung diente Zkiss Objectiv D und Ocular IV Zäh- 

 lung erst nach Absetzen. Die untere Fläche des Objectträgers wird der 

 leichteren Verschiebung wegen mit etwas Vaseline bestrichen. Berechnung 

 nach der Formel 



X = " • 250000 



y 



wobei X die Keimzahl in 1 cc n die Zahl der gezählten Keime, y die Summe 

 der gezählten Quadrate, (deren die Kammer IG enthält) bedeutet. Ausführ- 

 liche Protocolle illustriren die Art der Anwendung der Methode. — Verf. 

 fasst seine Resultate selbst in folgende Sätze zusammen: Die Kammer- 

 zählung ist als solche gut ausführbar. Sie liefert viel bessere Ergebnisse 

 als die mikroskopische Plattenzählung, die sie aber in practischer Beziehung 

 nicht zu erzetzen vermag. Für einzelne wissenschaftliche Probleme dürfte 

 sie mit Vurtheil angewendet werden. Als iiuantitutive Methode ist auch 



