912 



Allgemeine Methodik. Gasdruck-Regulator. 

 Keimdichte Doppelschale. 



sie nicht anzusehen", [Für die Zählung der Hefen ist die Zählkammer ja 

 schon längst mit Erfolg eingeführt. Ref.] Cxapletvski . 



Murrill (2158) beschreibt einen wirksamen Gasdruckregulator, 

 welcher im Wesentlichen aus einem Gasometer besteht, bei welchem 

 durch Hebung der Gasometerglocke infolge Hebelübertragung der Hahn 

 der Gaszuführung mehr oder weniger geschlossen wird. Das äussere Bassin 

 ist 18 cm hoch bei 15 cm Durchmesser, die Gasometerglocke 15 cm hoch 



bei 13 cm Durchmesser. Um 

 Rotationen der Gasometer- 

 glocke zu vermeiden, besitzt 

 dieselbe 3 an der Aussenseite 

 angelöthete verticaleFlauschen, 

 die zwischen je zwei entspi*e- 



chenden Schienen des 

 Bassins, welche als Führung 

 dienen, gleiten. Der Boden des 

 Bassins ist im Centrum durch 

 di'ei wie ein Dreibrenner ange- 

 ordnete Röhren von 14*5 cm 

 Länge durchsetzt, welche sich 

 -> unter dem Boden rechtwinklig 

 umbiegen. Zwei von denselben, 

 welche alsGasableitungsröhren 

 dienen besitzen an der Stelle, 

 wo sie unter dem Bassin hervor- 

 kommen, einen Hahn. Die dritte 

 (Zuleitungs-) Röhre biegt sich 

 hier aber vertical 21 cm in die 

 Höhe, biegt dann rechtwinklig 

 nach aussen ab und hat hier 

 erst ihren Hahn, an welchen 

 ein 10 cm langer Hebel ange- 

 schraubt ist. Auf die Spitze dieses Hebels (Ring) wird mittels eines 

 steifen Drahts, welcher mit einem entsprechenden Ring auf der Oberfläche 

 der Gasometerglocke verbunden ist die Bewegung der letzteren übertragen. 

 Dieser Draht muss eine solche Länge haben, dass der Gaszuführungshahn 

 bei niedrigstem Stand der Glocke ganz offen ist. Das Bassin wird 13 cm 

 hoch mit einer Sperrflüssigkeit (Wasser, Glycerin oder flüssigem Paraffin) 

 gefüllt. Bei 700 g Gewicht der Gasometerglocke soll das Gas unter ca. 

 40 mm Druck abgegeben werden. Durch Belastung der Glocke lässt sich 

 der Druck steigern. An einer der beiden Ableitungsröhren kann der Druck 

 mittels eines Manometers gemessen werden. — Verf. theilt noch einen Vor- 

 schlag zur Improvisation des Apparates aus Glasgefassen und Glasröhren mit. 



Ckaplewski. 



Bau (2071) beschreibt folgende Doppelschale, welche keimdichten 



Abschluss gegen Luftinfectionen gewähre. Die eigentliche Culturschale 



Gnmdriss. 



