928 Desinfectionspraxis. Dampfdesinfection. 



Kopf der Achse des Cylinders eingreift, von aussen in Rotation gesetzt 

 werden. Bei 112*^ C wird 2-3 Minuten unter schneller Rotation nach einer, 

 dann der anderen Richtung desinficirt, dann in 4 verschiedenen um 90^ 

 entfernten Positionen je 5 Min. (bei ^j^ Atmosphäre). Bei ungespanntem 

 Dampf dauert die Desinfection statt 20:40 Min. Details siehe Original. 

 Der Apparat hat Nachprüfungen gut bestanden. Czapletvski. 



Weyl (2217) hat die bekannten elektrischen Contactthermometer 

 welche nach Schmelzen einer Metalllegirung bei 100^ ein Läutesignal 

 geben in folgender Weise modificirt. Aus einer Art Pfropf in der Mitte 

 einer kleinen Fussplatte ragen aus isolirendem Material in 4 mm Abstand 

 die Enden der beiden kupfernen Leitungsdrähte ca. 7 mm senkrecht her- 

 vor. Ueber den erwähnten Pfropf ist das trichterförmige Mundstück einer 

 abgesprengten Medicinflasche gestülpt, so dass der weite Trichter nach 

 oben schaut, durch einige Metallfedern in der Lage erhalten. Auf der ver- 

 jüngten Halsstelle des Trichters wird von oben ein passend geformter Pfropf 

 aus einer Blei-Zinn- Wismutlegirung aufgelegt. Ueber den kleinen Appa- 

 rat ist ein Schittzmantel aus Metall mit untern seitlichen Luftlöchern, oben 

 nur mit Drahtgewebe verschlossen gestülpt, durch Bajonettverschluss fixir- 

 bar. Eine Schraube im Drahtboden des Deckels dient dazu den Pfropf der 

 Legirung gegen das Glas des Trichters fest anzudrücken. Der Apparat 

 wird in den Desinfectionsraum gestellt oder mittels zweier Oesen des Deckels 

 darin aufgehängt. Vorher überzeuge man sich durch metallische Verbin- 

 dung der beiden Kupferdrahtenden z. B. mit einer Münze nach Entfernung 

 der Aussentheile, dass auch die electrische Klingel wirklich functionirt. 

 Bei lOO** schmilzt dann die Legirung, tropft auf die beiden Kupferdrähte 

 und stellt dadurch den Contact her, worauf das Signal ertönt. Nachher 

 lässt sich die geschmolzene Legirung leicht mittels Meissel entfernen, wo- 

 rauf der Apparat gleich wieder benutzbar ist. 



Der Apparat wird von F. und M. Lautenschlaegek, Berlin N Oranien- 

 burgerstr. 54 geliefert. Auch werden Legirungspfropfen mit höherem oder 

 geringerem Schmelzpunkt abgegeben. CxapletvsJci. 



Haefelin (2113) empfiehlt die Sterilisirapparate nach J. Weck's 

 Patent, die auf dem Prinzip der Soxhlet- Apparate beruhen. In einem 

 Blechtopf befindet sich ein Gestell, auf welches die zur Aufnahme der Kon- 

 serven dienenden Gläser zu stehen kommen. Das Gestell verhindert, dass 

 die Gläser den Boden des Kochtopfs berühren und hält ausserdem mittels 

 einer Feder die Deckel der Gläser fest. Der obere Rand der einzelnen 

 Gläser ist oben abgeschliffen, ebenso der untere Rand des Glasdeckels. 

 Die Dichtung erfolgt mittels zwischengelegten Gummiringes durch Luft- 

 druck. Der Kochtopf kann auf jedes beliebige offene Feuer gesetzt werden. 



Diet?'ich. 



Petri und Maassen (21G8) stellten mit einem älteren und einem ver- 

 besserten Versuchsmodelle der Firma Kleemann & Comp. Versuche über 

 Hochdruck-Pasteurisation von Milch an. Es kann hier auf die inter- 

 essanten Details des Apparates und der Versuche nicht näher eingegangen 

 und muss dieserhalb auf das Original verwiesen werden. Durch eine 



