Allgemeine Methodik. Züchtungsverfahren: 

 Cultur von anat'robiotischon Mikroorganismen. 



877 



dicke Glasstäbclien von einander getrennt. Dazu wird das Röhrclien A 

 gestellt und kurz vor Ueberdecken der Glocke zu den Pyrogallolschälchen 

 Kalilauge mit einer 100 ccm Pipette gegeben. Die Concentration der Lauge 

 niuss so gewählt werden, dass die Lösuiii^- nicht inoincntan schwarz wird, 

 sondern bis zu gewissem Grade durchscheinend bleibt. Dann wird Wasser- 

 stütidurch die Glocke scharf durchgeleitet, welchen \ni\n zuerst an einer Stelle 

 unter dem Glockenrand (im Fett wird mittels Hölzchens ein kleiner Kanal 

 gebohrt) abströmen lässt. Dann wird nochmals gut abgedichtet und die 

 Glocke fest angedrückt. Cxaplewslci. 



Auipola und l Ipiaiii (2377) haben 

 zur Cultur von anaerobiotischen 

 Mikroorganismen einen neuen und 

 einfachen Apparat zusammengestellt. 

 Derselbe besteht aus einem Kölbchenmit 

 kugligem Boden, welcher zur Hälfte mit 

 Cnlturflüssigkeit gefüllt und durch einen 

 Gummistopfen mit doppelter Bohrung- 

 verschlossen ist. Durch die Bohrungen 

 führen zwei U- förmig gebogene Glas- 

 röhren. Auf das äussere vorher mit 

 Glycerin befeuchtete Ende (a, b) der 

 beiden Röhrchen kommt je ein Stück 

 dicker Kautschuckschlauch, dessen Mitte durch kräftige Quetschhähne (a' b') 

 verschlossen werden kann. Das äussere Ende einer dieser Kautschuck- 

 schläuche wird mit dem Wattepfropf (d) leicht verschlossen; in das andere 

 freie Schlauchende (c) dagegen wird ein zu einer feinen Spitze (e^ aus- 

 gezogenes Capillarröhrchen befestigt, dessen Länge etwa der Länge einer 

 gewöhnlichen Eprouvette für bacteriologische Zwecke entspricht, lieber 

 das Röhrchen wird nun eine Eprouvette gestülpt und durch einen kreis- 

 runden Wattepfropf in dieser Lage festgehalten. 



Der so montirte Apparat wird nun bei offenen Quetschhähnen im Autoclav 

 sterilisirt. Vor der Benützung wird die Cnlturflüssigkeit etwa eine halbe 

 Stunde lang im Sieden gehalten. Diese Zeit genügt um alle in der Flüssig- 

 keit und in dem Räume oberhalb derselben im Kölbchen enthaltene Luft 

 mit dem Wasserdarapf auszutreiben. In diesem Momente schliesst man den 

 Quetschhahn b', worauf der Wasserdampf seinen Weg durch das mittler- 

 weile am Boden der Eprouvette angesammelte und die Spitze (e) desCapillar- 

 röhrchens umgebende Wasser nehmen wird. Man wartet nun, dass diese 

 Spitze wenigstens ein Centimeter unter Wasser sei, entfernt hierauf die 

 Flamme und schliesst rasch den Quetschhahn a'. Der Centimeter Wasser 

 schützt vor der Möglichkeit, dass Luft aspirirt werde, wenn es zufällig nicht 

 möglich gewesen wäre den Quetschhalm a' sofort zu schliessen. Während 

 nun der Apparat erkaltet, steigt das Wasser in der Capillarröhre bis zum 

 Quetschhahn a' und durch das im Innern des Kölbchens entstehende Vacuum 

 schliesst der CTummistopfen um so sicherer. Nachdem der Apparat ent- 

 sprechend abgekühlt ist, wird die Impfung vorgenommen. Der Vorgang der 



