878 Allgemeine Methodik. Züchtungsverfahren: 



Isolirung eines einzigen Mikrobions. 



Impfung selbst ist ebenfalls sehr einfach. Man braucht nur die Eprouvette f 

 durch eine andere zu ersetzen, welche mit dem zu untersuchenden Bacteriura 

 geimpfte Fleischbrühe enthält und lässt, indem man nun den Quetschhahn a' 

 vorsiclitig öffnet, ein oder zwei Tropfen der Flüssigkeit aspiriren. Man ent- 

 fernt hierauf die Eprouvette und die Capillari'öhren und stürzt den ganzen 

 Apparat in ein "Wasser-, Oel- oder Quecksilberbad. 



Dieser Apparat empfiehlt sich insbesondere in Fällen, in welchen man die 

 chemische Analyse der gasförmigen Producte einer anaerobiotischen Fermen- 

 tation auszuführen hat. Trainbusti. 



Schouten (2481) beschreibt eine Methode, welche gestattet ein ein- 

 ziges Mikrobion mit Sicherheit zu isoliren und in ein festes oder flüssiges 

 Nährmedium zu übertragen. Beobachtung, Isolirung, Uebertragung und 

 Züchtung finden statt auf der Unterfläche 'eines Deckgläschens, welches 

 eine kleine, zu diesem Zwecke construirte, feuchte Kammer abschliesst. 



Das Material, aus welchem eine einzige Zelle zu isoliren ist, wird der- 

 maassen mit phj'siologischer Kochsalzlösung verdünnt, dass bei derBeobach- 

 tung mit starker Vergrösserung am Rande eines Tröpfchens dieser Flüssig- 

 keit die Zellen gut isolirt erscheinen. Auf ein mit einer Spur Vaselin be- 

 strichenen, sterilisirten Deckgläschen wird nun ein Tröpfchen dieses Materials 

 sowie 2-3 mm von demselben entfernt, ein Tröpfchen des Nährmaterials 

 gegeben. Das mit dem Tröpfchen beschickte Deckgläschen wird auf die 

 unter dem Mikroskop gestellte, feuchte Kammer applicirt, deren laterale 

 Seitenwände mit einem Spalte versehen sind, in welchem beiderseits eine 

 sterilisirte Glasnadel angebracht ist, deren äusserst feine Spitze gegen die 

 Uuterfläche des Deckgläschens gerichtet ist. Die Spitzen der auf dem 

 Stativ des Mikroskops befestigten Glasnadeln können mittels Schrauben 

 nach unten und nach oben gegen die Unterfläche des Deckgläschens be- 

 wegt werden. Ausserdem ist die feuchte Kammer selbst sowie das Mikro- 

 skop in 4 Richtungen verschiebbar. Um eine Zelle, welche sich irgendwo 

 am Rande des Materialtröpfchens befindet, zu isoliren, wird die eine Nadel- 

 spitze in der unmittelbaren Nähe der Zelle in das Tröpfchen eingetaucht. 

 Beim Verschieben der feuchten Kammer gelingt es mittels der eingetauchten 

 Glasnadelspitze eine sehr kleine Flüssigkeitsmenge, in welcher sich die zu 

 isolirende Zelle befindet, aus dem Materialtröpfchen herauszuziehen. Bevor 

 die Ueberführung in das Nährraaterialtröpfchen stattfindet, überzeugt man 

 sicli, dass nur eine einzige Zelle übertragen wird, hierdurch, dass die Nadel 

 nach unten bewegt und das äusserst kleine Tröpfchen (30 /*), in welchem 

 die Zelle sich befindet, genau untersucht wird. Zeigt es sich, dass sich 

 thatsächlich nur eine einzige Zelle in demselben vorfindet, so wird das 

 Tröpfchen mittels der zweiten, noch sterilen Nadel bis in das Nährmaterial 

 befördert. 



Die beigegebenen Abbildungen verdeutlichen die Besclu'eibung des 

 Apparats und dessen Anwendung. Die Herstellung der feinen, gebogenen 

 Nadelspitzen erheischt grössere Uebung. Sprojick. 



Heydeii reich (2417) beschreibt einige neue oder modificirte 

 Apparate, die sich im Laboratoriumsgebrauch bewährt haben, als ersten 



