Allgemeine Methodik. Züchtungsverfahren : veischiodene Apparate. 879 



eine Bürette mit selbstthätiger Nulleinstellnng- und Rückfluss 

 des Restes der Titerflüssigkeit in die Standflasche. Einer g-ewölinlichen 

 Bürette, deren kalibrirter Theil diircli einen Glashalin abgesperrt wird, setzt 

 sicli am unteren Ende der Eintheilung ein seitliches Ansatzrolir im Winkel 

 von 70° an, das durch einen senkrecht stehenden und durchbohrten Glashalin 

 so geschlossen ist, dass bei abgewendetem Hahn Flüssigkeit nach unten 

 austropfen kann. Genau am oberen Nullpunkt der Bürette setzt sich ein 

 enges Seitenrohr an, das unterhalb des ersten Glashahnes in den nicht 

 graduirten Theil der Bürette zurückführt; oberhalb dieses seitlichen Rohres 

 ist eine Kugel angeblasen und das Ende der Bürette durch eine Glaskappe 

 geschlossen. Die Bürette steht vermittels durchbohrten Gummistopfens in 

 einer Woui.KF'schen Flasche, durch deren zweiten Hals ein Glasrohr zu 

 einem Kautscluikball führt; ein Wattepfropf in diesem Glasrohr hält 

 Staub etc. zurück. Beim Gebrauch wird die in der WouLFF'schen Flasche 

 befindliche Titerflüssigkeit durch Druck auf den Kautschukball in die 

 Bürette getrieben und durch den ersten Glashahn abgesperrt, ein Ueber- 

 scliuss fliesst durch das Seitenrohr zurück. Durch den zweiten Glashahn 

 wird titrirt. Das seitliche Abflussrohr kann auch ins Innere der Bürette 

 verlegt werden bei doppelter Durchbohrung des ersten Hahnes. 



Zum Aufbewahren von feuchten Nährböden bedient sich H. eines 

 Kochkolbens, am besten aus Jenaer Glas, der am Boden ein seitliches An- 

 satzrohr hat, das durch ein Kautschukschläuchchen mit einem Endrohr aus 

 Glas verbunden ist; ein Quetschhahn bildet den Verschluss. Der Hals des 

 Kolbens ist durch einen Gummistopfen mit dem van HESi'schen Verschluss* 

 geschlossen. Der van HESx'sche Verschluss mit 16 Windungen, bestehend 

 aus ungelötheten Röhren von Kupfer oder Messing, die vorher passend aus- 

 geglüht sind, verhindert bei völliger Keimundurchlässigkeit ein Austrocknen 

 der Nährböden. Zum Abkühlen der Platten, die direct aus dem beschriebe- 

 nen Kolben mit verflüssigter Gelatine beschickt werden, empfiehlt H. seinen 

 früher schon beschriebenen Kühlapparat; im Wesentlichen eine mit Eis 

 gefüllte Messingschale, die über einer Messingplatte steht, auf der sich die 

 Platten befinden, sodass die Kälte nach unten wirken kann. Als ein weiteres, 

 namentlich für Wasseruntersuchungen wichtiges Hülfsmittel beschreibt H. 

 ein Gefäss für steriles Wasser. Dieses besteht aus einem verzinnten 

 Kupfer- oder MessingC3'^linder mit einem seitlichen Ausflussrohr nahe dem 

 Boden, das durch einen Hahn geschlossen ist; ein daran durch Kautschuk- 

 schlauch angesetztes Glasrohr erleichtert die Entnahme. Der kurze Hals 

 des Gefässes ist durch Kautschukstopfen und den van HEST'schen Verschluss 

 geschlossen; ein seitliches Wasserstandsrohr durch einen Metallschieber 

 geschützt gestattet den Inhalt zu schätzen. Das Ganze kann im Dampftopf 

 sterilisirt werden. Zur Wasserentnahme aus Tiefen erwies sich ein 

 schon früher von Pletenkff und Ssesesneff angegebener Apparat als 

 brauchbarster. Eine Glasflasche mit eingeschliffenem Glasstöpsel steht in 

 einem durch Bajonettverschluss aus 2 Theilen zusammengefügten Gestell so, 



^) Jahresber. X, 1894, p. 692. Ref. 



