880 Allgemeine Methodik. 



Verschiedene Apparate zur bacteriologischen Wasseruntersuchung. 



dass eine Feder am Boden den Flaschenhals in einen engeren Messingring 

 hineindrückt. Oberhalb dieses Ringes läuft in zwei Fühningsstangen ein 

 Bleiknopf, an dessen unterer Fläclie durch zwei Seitenklenimen der Glas- 

 stöpsel befestigt ist. Eine Schnur, die noch dui'ch die Oese eines Querstücks 

 führt, gestattet den Bleiknopf zu heben und zu senken und so unter Wasser 

 die Flasche zu öffnen und zu schliessen. Eine Messingkette hält an einem 

 Bügel den ganzen Apparat. 



Zum Transport kommen die Flaschen mit den entnommenen Wasser- 

 proben in einen von Filz umkleideten Messingbehälter mit mehreren Ein- 

 sätzen, deren unterste)' und oberster mit Eis gefüllt sind; ein seitliches Ab- 

 laufrohr für das Schmelzwasser verbindet den obersten Behälter mit dem 

 untersten, der durch einen seitlichen Hahn entleerbar ist. 



Das Bereiten genau dosirter Verdünnungen der Wasserproben ver- 

 einfacht eine Bürette, die mit dem erhöht gestellten, oben beschriebenen 

 Wassergefäss verbunden wird. Das obere Ende der Bürette ist durch 

 einen Zweiwegehahn geschlossen, durch den von unten aufsteigendes Wasser 

 seitlich abfliessen kann, sodass also immer das Wasser nur bis zu dem am 

 Hahn befindlichen Nullpunkt aufsteigt. Eine Drehung des Hahnes gestattet 

 Luftzutritt von oben und dann kann durch das untere Ende die bestimmte 

 Flüssigkeitsnienge austreten. Aus dem Wasserstandgefäss tritt das Wasser 

 durch einen seitlichen, ebenfalls durch Hahn verschlossenen Ansatz nahe 

 dem unteren Ende ein; die Bürette selbst hat in der Mitte eine kugelige 

 Ausbaucliung. Es werden aus der Bürette bestimmte Mengen in sterile 

 Gefässe gefüllt und dazu entsprechende Mengen des zu untersuchenden 

 Wassers gefügt, wieder mit Hülfe einer besonders construirten Bürette. 

 Auch diese ist oben durch einen Zweiwegehahn schliessbar, der einmal 

 seitlich mit dem Wasserstandgefäss communicirt (zum Ausspülen des Appa- 

 rats), sodann durch das oben umgebogene Bürettenende und Gummischlauch 

 mit einem Gummiball, der unter dem Tisch mit dem Fuss comprimirbar ist. 

 lieber dem unteren, hauchartig mit Fett bestrichenen Ende der Pipette ist 

 eine Papierscheibe angebracht, um Eindringen von Staub zu verhindern, 

 wenn aus den untergestellten Gefässen die Wasserprobe in die Pipette ein- 

 gesaugt und nach Aufsteigen bis zum gewünschten Theilstrich in die Ver- 

 dünnungsgefässe entleert wird. 



Die Untersuchung von Bodensätzen des Wassers wird beim Fil- 

 triren desselben dadurcli erschwert, dass Fasern des Filters in das mikro- 

 skopische Präparat gelangen. Man kann diese durch geeignete Färbung 

 des Filters, z. B. schwarze Anilintinte, kenntlich machen, besser ist jedoch 

 ein geeigneter Trichter mit steil abfallenden Seiten, in dessen Röhre 

 durch 2 Glashähne eine Kammer abgeschlossen ist. Seitlich führt aus 

 dieser Kammer eine steil aufstrebende, enge Röhre, welche durdi ein 

 Kautschukschläuchchen und MoHR-LEiss'schen Quetschhahn geschlossen 

 ist. Nach Oeffnen des oberen Hahnes wird bei Lüftung des Quetsch- 

 hahnes das im Trichter abgesetzte Sediment in die Kammer treten und 

 kann dann durch den zweiten Hahn aus dieser entnommen werden. 



DietiicJi. 



