Allgemeine Methodik. Automatische Messpipette. 881 



Gasometer. Aseptische Glasspritze. 



Kern (2423) hat eine automatische Messpipette zum Abfüllen keim- 

 freier Flüssigkeiten in folgender Weise construirt. Die abzufüllende Flüssig- 

 keit wird mittels Hebervorrichtung zu dem horizontalen Arm eines tiefer 

 stehenden T-Stückes geleitet, in dessen Knotenpunkt ein Dreiwegliahn ein- 

 geschliffen ist. Der obere verticale Schenkel des T-Stückes ist entweder 

 durch kurzen Gummischlauch oder durch Verschmelzung mit der gläsernen 

 Abmessvorrichtung verbunden. Letztere besteht aus einem kleinen cylind- 

 rischen Gefäss, welches nach oben in ein Rohr ausläuft, das zwischen zwei 

 Verjüngungen frei beweglich im Innern ein cylindrisches Schwimmerventil 

 trägt. Je nach der Stellung des Hahnes füllt sich das Messgefäss, bis das 

 Schwimmerventil, welches an seiner Spitze gegen die oberve Verjüngung 

 gut eingeschliffen ist, durch die Flüssigkeit gehoben, ein weiteres Steigen 

 durch Ventilschluss unmöglich macht, oder entleert sich durch den untern 

 verticalen Schenkel des T.-Stückes , oder jeder Zufluss aus dem Reservoir 

 ist überhaupt unterbrochen. Die Messvorrichtungen können verschieden 

 gross gemacht werden. Um den Apparat in Betrieb zu setzen, wird am 

 oberen Ende der Messpipette bei geeigneter Hahnstellung angesaugt, bis 

 die Heberwirkung beginnt. Die Pipetten sind seit zwei Jahren im K. 

 bacteriologischen Staatsinstitut zu Budapest zur Abfüllung von Heilserum 

 mit Erfolg in Gebrauch. Ckaplewski. 



Frost (2404) beschreibt einen einfachen, für nicht graduirte 

 Fermentationsröhrchen bestimmten Gasometer. Derselbe besteht 

 aus einer etwa 20 cm langen Blechplatte von stumpf- dreieckiger Form, 

 auf welcher convergirende Linien gezogen sind, die von verticalen Linien 

 gekreuzt werden. An dem oberen Ende befindet sich eine rechtwinkelig 

 gebogene daran befestigte Platte, w^elche auf die obere Spitze der Röhre 

 gehalten wird. Dadurch, dass die Platte seiner Länge nach hin und her 

 geschoben wird, und die verticalen Linien darauf parallel zur Röhre ge- 

 halten werden, kann man Röhrchen von verschiedenen Grössen resp. das 

 darin enthaltene Gas messen. An den beiden Enden der convergirenden 

 Linien sind Zahlen angebracht, welche das Volumprocent angeben. Die 

 polirte Plattenfläche dient als Spiegel, indem die Röhre zwischen die Platte 

 und das Auge gehalten wird. Der Apparat wird durch eine entsprechende 

 Abbildung erläutert. Nuttall. 



Olücksmann (2409) hat die von Haubeet und Ziegler in Zürich 

 sowie von Luee in Paris in den Handel gebrachte „aseptische, leicht zu 

 sterilisirende patentii'te Glasspritze", welche durch einen sauber einge- 

 schliffenen Stempel aus Glas ausgezeichnet ist, in folgender Weise verbessert. 

 Um ein Nachaussentreten der Injectionsflüssigkeit hinter dem Stempel, welches 

 bei stärkerem Druck eintritt, für den Operateiir gefahrlos zu machen, hat er 

 den Spritzencylinder hinten mit einer hohlkehlenartigen Erweiterung aus- 

 gestattet, in welcher sich etwa austretende Flüssigkeit sammelt, ohne die 

 Finger des Operateurs zu beschmutzen. Um auch kleinere Mengen als 1 ccm 

 injiciren zu können, ist bei einem andern Modell die Spritze vor dem Sauge- 

 cy linder zu einer Messpipette verjüngt (12 cm lang in 100 Theile getheilt), 

 auf welche vorne die Nadel aufgeschliffen ist. CxapleivsM. 



Baumgarten's Jahresbericht XV 56 



