384 Allgemeine Methodik. Sterilisirungs verfahren. 



Apparate zur keimfreien Filtration. 



welcher unter einem Heerd-Abzug steht. PEXRi-Schalen werden in einen 

 durchlöcherten Einsatz eingesetzt, über welchem in einem zweiten Einsatz 

 Eeagensgläschen Platz finden. Dauer der Abkochung eine Stunde. Geruch 

 kann durch Aufsetzen eines Rückflusskühlers abgehalten werden. Der 

 Apparat ist doch recht umständlich und gewiss nicht billig. Ref. hat seiner 

 Zeit — was den Verff. entgangen zu sein scheint — empfohlen, die be- 

 nutzten Sachen in PAPiN'schen Töpfen einfach in Wasser abzukochen. 

 Dies geschieht am besten unter einem chemischen Abzug. Ref. hat diese 

 Methode seitdem beibehalten. In jedem Arbeitszimmer steht ein PAPiN'scher 

 Topf, in welchem die benutzten Glassachen PEXRi'sche Schalen und Reagens- 

 gläser (am besten gesondert) aufbewahrt werden. Wenn ein Topf genügend 

 gefüllt ist, wird er abgekocht und entleert. Dabei hat man im PAPiN'schen 

 Topf noch Ueberdruck, auch ist die Methode viel billiger, da die PAPiN'- 

 schen Töpfe je nach Grösse schon zu 4-7 Jl'l zu haben sind. CxapUwski. 



Oaylord's (2407) Apparat zur keimfreien Filtration^ besteht 

 aus einem Kupferbehälter, der einen weiteren, oberen Abschnitt und einen 

 engeren, unteren zur Aufnahme der Filterkerze bestimmten hat; die Wider- 

 standsfähigkeit des Cylinders beträgt 150 kg. Durch den fest verschraubten 

 Deckel führt ein ebenfalls verschraubbares Eingussrohr, an das sich seitlich 

 ein mit Hahn versehenes Rohr ansetzt, das mit einem Kohlen säure - 

 cylinder, dessen Druckred ucirventil eine Regulirung des Drucks gestattet, 

 verbunden wird. Von unten her wird die Filterkerze, nach Pasteur oder 

 Berkefeld, eingeführt und durch den üblichen Gummiverschluss mittels 

 eines Metallringes und -platte fest angepresst. Ein Glasrohr und Gummi- 

 schlauch führt durch die Verschlussplatte zu einem untergestellten Auf- 

 fangekolben, aus dem die Luft durch ein zweites Röhrchen mit Watte- 

 verschluss entweicht. 



Der ganze Apparat wird durch einen Arm, dessen Klammer durch Charuir 

 aufklappbar ist, an einem Stativ gehalten; indem ein Kolben in einer Röhre 

 geführt wird, ist Heben und Senken des Apparats möglich. 



Der Apparat fasst einen Liter Flüssigkeit, die (z. B. Blutserum) in 5-10 

 Min. filtrirt werden kann. Für kleinere Flüssigkeitsmengen lässt sich in 

 den Metallcylinder ein noch engeres Glasrohr einschieben, in dem die Filter- 

 kerze nur wenig freien Raum übrig lässt; Filterkerze und Glasrohr sind 

 unten durch ein Stück Gummischlauch verbunden. Beim Gebrauch wird 

 die Filterkerze (mit dem Gummiverschluss) in Verbindung mit dem Auf- 

 fangekolben sterilisirt, dann eingesetzt und durch den Metallring an- 

 gepresst. 



Durch eine einfache Methode kann der Apparat auch zum Filtriren von 

 Nährböden (Agar, Gelatine) benutzt werden. Es wird dann anstatt der 

 Filterkerze ein durchlöchertes Metallstück an die untere Oefi"nung ange- 

 presst, auf dem ein feines Drahtnetz und mehrere Lagen Filtrii'papier liegen. 

 Darüber liegt noch eine Schicht Asbestwolle und eine feine Drahtnetz- 

 kappe; ein kleiner, mitangeschraubter Metalltrichter leitet die Flüssigkeit 



•) Angefertigt von Spencer Lens Co., Buflfalo, N Y ; Preis 245 Mi. 



