1018 Allgemeine Methodik, Desinfektionspraxis und Technisches. 

 Laboratoriumsapparate. 



ofen. Letzterer besteht aus einem Zj^linder aus Zinkblech von 7,5 cm Durch- 

 messer, welcher den ganzen Thermostaten in der Achse durchsetzt und nach 

 oben noch um 5 cm überragt. Nach unten ist er trichterförmig erweitert 

 und mit einer Kupferplatte abgeschlossen. Dieser Zylinder ist mit Wasser 

 gefüllt und oben mit einem Thermometer und (wo Gas vorhanden) mit einem 

 vSoxHLETSchen Thermoregulator ausgestattet. Die Kupferplatte und da- 

 durch der Wasserinhalt werden durch eine an den Thermoregulator ange- 

 schlossene Gasflamme oder wo kein Gas vorhanden durch mehrere auf Ol 

 schwimmende Nachtlichte erwärmt. Die Temperatur ist in den niederen 

 Stockwerken dieser Thermostaten etwas geringer als in den oberen, soll 

 sich aber genügend konstant halten. Die Herstellung ist einfach, die Kosten 

 sind gering. Oxapleivski. 



Novy (3292) beschreibt einige Laboratoriumsapparate. 



1. Einen verbesserten Thermoregulator. Den von ihm früher^ 

 beschriebenen Thermoregulator, welcher sich an den REicHERXSchen Apparat 

 im Prinzip anlehnte, hat er der Anlehnung an das Lothar MEj'EESche Prinzip 

 durch Alkohol resp. Ätherdämpfe, welche durch ihre Ausdehnung auf das 

 Quecksilber wirken, empfindlicher gemacht. Damit Luft beim Heraus- 

 nehmen des Regulators nicht von oben eintritt, besitzt die Steigröhre am 

 Boden eine kugelige Erweiterung. Die Feineinstellung des Regulators er- 

 folgt wie beim REicHERxschen Regulator durch eine eiserne Schraube in 

 einem seitlichen Rohrstutzen. Da diese Vorrichtung aber bei hohen Tempe- 

 raturen durch Schmelzen des Kittes leicht in Unordnung gerät, ersetzt sie 

 Verf. durch einen horizontalen Stutzen mit Glashahn, an w'elchen sich ein 

 vertikales Rohr mit gröfserem Bassin für Quecksilber anscli liefst. Durcli 

 entsprechendes Neigen kann der Hülienstand des Quecksilbers reguliert 

 und dann das überschüssige Quecksilber durch den Hahn abgesperrt wer- 

 den. Das Quecksilber wii'd leicht in Berührung mit Alkohol oder Äther 

 geschwärzt und kann eine Haut erzeugen, welche die Kapillarröhre ver- 

 stopft. Beim Alkohol rührt nach Verf. die Schwärzung von Schwefelspuren 

 her. Vor der Füllung sehe man also zu ob eine solche Verunreinigung vor- 

 liegt und suche sie zu beseitigen. Dazu wird das Quecksilber in reinem 

 Reagierzylinder mit dem Alkohol mehrere Minuten heftig geschüttelt. 

 Bleibt das Quecksilber ungeschwärzt, kann der Alkohol sofort benutzt 

 werden. Im andern Falle mnfs etwas Quecksilber mit etwa 200 ccm ab- 

 solutem Alkohol in einem Kolben mit Rückflufskühler mehrere Stunden ge- 

 kocht werden, bis ein Teil Quecksilber beim Schütteln nicht mehr schwärzt. 

 Der so gereinigte Alkohol ist gut zur Regulatorfüllung, darf aber Giimmi- 

 teilc (wegen ihres Schwefelgehaltes, Ref) überhaupt nicht berühren. Bei 

 Ätherfüllung rührt nach Verf die Schwärzung von Schwefel und Wasser- 

 stoffsuperoxyd her, das sich immer finde, wenn Äther im Licht gestanden 

 hat. Zur Reinigung müsse der Äther über Natrium erhitzt und destilliert 

 werden. Verf. gibt dann eine ziemlich umständliche Vorschrift zur Füllung 

 des Regulators mit Alkohol unter Quecksilberabsi)errung an, welche im 



») Ctbl. f. Bakter., Bd. 23, p. 1054. Ref. 



