Allgemeine Methodik, Desinfektionspraxis und Tecbnischos. 1019 

 Laboratoriumsappaiate. 



Original eingesehen werden mag. Sie berulit im wesentlichen auf Expansion 

 der Alkoholdämpfe durch Erhitzen und Zusammenziehung beim Abkühlen. 

 Der Regulator mit Alkoholfiillung reicht nur für Temperaturen bis 70*^. 

 Es genügt, um die Temperatur eines HoKFMANNSchen Wasserbades auf 

 0,1-0,2" konstant zu erhalten. Er wird in 3Grüfsen angefertigt: a)Zylinder- 

 grüfse 15X80 mm tür kleine Paraffinöfen, b) 15X120 mm für Hopfmann- 

 sches Wasserbad oder kleine Brutschränke wie NuTTALLSche, c) 20x200 mm 

 für grofse Brutschränke. (Zu beziehen von Greiner & Friedrichs, Stützer- 

 bach i. Tii.) 



2. Filtrierapparate. Verf. hat den von ihm früher^ beschriebenen 

 Bakterienfiltrierapparat verbessert. Er benutzt jetzt auch Berkefeld- 

 Filter. Der zugehörige Glaszylinder für die Flüssigkeit hat unten einen 

 äufseren Kragenrand von 7 cm Durchmesser. Um die Kerze dagegen ab- 

 zudichten, wird an dem ÄInndstück der Filterkerze nach dieser zu, zuerst 

 ein 2 mm dicker Gummiring von 7 cm Durchmesser und unter diesen nach 

 dem iVinndstück zu eine runde Eisenplatte von 7 cm Durchmesser mit zen- 

 traler Durchbohrung (für das Mundstück) fest angeschraubt. Der Kragen- 

 rand des Flüssigkeitbehälters wird bei Gebrauch mittels Schraubklammern, 

 auf die abdichtende Gummischeibe und die Eisenplatte festgeschraubt. Zum 

 Auffangen des Filtrats bedient sich jetzt Verf. nicht mehr EßLENMEYERScher 

 Kolben sondern Rundkolben. Ein Tubus, der mit einer unten offenen Glas- 

 röhre von oben in den Kolben führt, wird mit dem Mundstück der Filterkerze 

 verbunden und dient zum Einleiten des Filtrates. Ein zweiter Tubus steht 

 seitlich in einem oberen Quadranten. Er dient mit Wattestopfen versehen 

 zum Ansaugen mittels der Jjuftpumpe. Ein dritter horizontaler Tubus wird 

 mit kurzem Gummischlauch und Quetschhahn mit einer in eine Spitze aus- 

 gezogenen und an dieser zugeschmolzenen kurzen Glasröhre verbunden. 

 Er dient zum Abzapfen des Filtrates. Die Kolben werden von Greiner & 

 Friedrichs in Stützerbach i. Th., für 500, lOOO und 1500 ccm Fassung 

 geliefert. 



3. Deckglaszange. Die neue Deckglaszange ist im wesentlichen eine 

 Schieberpinzette mit ziemlich schmalen Spitzen. Das untere Blatt ist flach 

 und an der Spitze ca. 2 mm breit mit dünnem scharfen Rand. Das obere 

 Blatt ist schmal zugespitzt, an der Spitze nach unten gebogen. Die Spitze 

 liegt im geschlossenen Zustand dem untern Blatt dicht an. Die Pinzette 

 wird auch ohne Schieber geliefert. Man kann mit ihr Deckgläser von 

 glatten Flächen aufnehmen. Die kapillare Adhäsion der Flüssigkeit ist 

 wegen der Biegung der oberen Spitze nach unten aufgehoben, so dal's sich 

 die Präparate reiner waschen lassen. OxaplcivsM. 



Als Anhänger des bekannten Karten Index-Systems bei bakteriologischen 

 Notizen, hat Goadby (3244) den Plan zweier Karten entworfen aufweichen 

 alles bakteriologisch Wissenswerte leicht übersichtlich eingetragen werden 

 kann. Der Plan kann hier Raummangels halber nicht abgebildet werden, 

 und müssen wir die Interessenten auf die Originalarbeit verweisen. Bodon. 



') Ctbl. f. Bakter., Bd. 22, 1897, p. 337. Ref. 



