1040 Allgemeine Methodik, Desinfektionspraxis und Technisches. 

 Sterilisierbare Spucknäpfe. 



so beweist das nicht, dafs der Katheter steril war; desgleichen läfst sich 

 aus der Sterilität eines Stückchens nicht auf die Sterilität des ganzen 

 Katheters schliefsen. Bei Prüfung der Desinfektionskraft von Chemikalien 

 ist also eine mechanische und chemische Entfernung des Desinfiziens bei 

 Katheterexperimenten nicht weniger unerläfslich als bei anderen Des- 

 infektionsversuchen", b) „Bezüglich der Zuverlässigkeit der Me- 

 thoden zur Kathetersterilisation. 4. Dafs von flüssigen Antisepticis 

 Katheter in der Zeit, welche sie darin zubringen können ohne unbrauchbar 

 zu werden, sterilisiert werden können, ist unerwiesen. 5. Weite Katheter 

 lassen sich durch 24 Stunden Einwirkung von Formaldehyddämpfen bei 17" 

 sterilisieren; die übrigen Angaben bezüglich der Katheterformaldehyddes- 

 infektion sind widerspruchsvoll und Einwänden zugänglich. 6. Durch 

 strömenden Wasserdampf von 100° C. sind Katheter jeder Art sicher zu 

 sterilisieren. Spezialkatheterapparate sind entbehrlich; einige derselben 

 sind aber als zuverlässig einvvandsfrei erwiesen. Es ist zuverlässiger, in 

 den Dampfraum der den neueren Anforderungen entsprechenden Dampf- 

 desinfektionsapparate, die Katheter frei einzuhängen, als sie in besonderen 

 Katheterrohren unterzubringen. 7. Am einfachsten erreicht man sichere 

 Sterilisation durch Auskochen in Wasser während 5-10 Minuten in über- 

 katheterlangem Gefäfs. Gebrauchte Katheter sind unmittelbar nach dem 

 Gebrauch mit heifsem Seifenwasser innen und aufsen sorgfältig zu reinigen. 

 Die ALBARRANSchen Ergebnisse bezüglich der Wirkungslosigkeit selbst 

 ^/y stündlichen Auskochens halten der Kritik nicht stand. Zusätze zum 

 Kochwasser sind entbehrlich. Es sind allen Anforderungen entsprechende 

 elastische Katheter zu haben, die 25-lOOmaliges Auskochen in Wasser gut 

 vertragen. Cxnpletvski. 



Flügge (3234) empfiehlt die Aufsammlung des Sputums in verbrenn- 

 baren Gefäfsen. Nach seinen und B. Heymanns Angaben hat die Bres- 

 lauer Firma Fingerhut & Co. Gartenstrafse 21 verbrennbare l.Handspuck- 

 gefäfse, 2. Taschenspuckgefäfse (mit Holzstoffeinlage), 3. Zimmerspucknäpfe 

 (in Brusthöhe anzubringen) und 4. Taschentücher aus Papier hergestellt. 

 Zur Füllung dient Kaffeesatz mit Salpeter imprägniert auf ^/ ^ Liter = 250 g 

 Kaffesatz rechnet Flügge 100 ccm einer 20proz. Salpeterlösung. Die dick- 

 breiige Masse wird getrocknet und dann zur Füllung verwendet. Für einen 

 grofsen Spucknapf reichen 100 g Kaffeesatz. Die Kosten der Getlifse, welche 

 mit ihrem imprägnierten Inhalt gut brennen, betragen nur wenige Pfennige 

 pro Stück, Noch billiger werden dieselben wenn sie in Heilstätten selbst 

 hergestellt werden^. Die Kosten sind geringer als eine irgendwie wirk- 

 same Desinfektion des Auswurfs, Verf. fordert zu praktischen Prüfungen 

 auf. Cxaplewski. 



Fouriiier (3235) hat einen neuen sterilisierbaren Spucknapf 

 zum Aufstellen konstruiert. Derselbe ist nachgebildet den kugelförmigen 

 Geföfsen zui* Aufnahme von Servietten, welche man öfters in besseren Restau- 



^) Muster solcher selbsthergestellter Gefälse, Schablonen, Anleitung zur An- 

 fertigung und Angaben über den Bezug der Pappe sind gegen Einsendung von 

 1 Mi von F. Hillner, Breslau, Maxstr. 4 zu beziehen. 



