120 R- Schander. 



bleibt dieses ungelöst und unwirksam. Im Gegenteil wird die Wir- 

 kung des Kältegemisches herabgesetzt, weil ja das überschüssige feste 

 Salz ebenfalls mit abgekühlt werden muß. In ganz derselben Weise 

 verhalten sich auch andere Salze. Auch bei ihnen wird die höchste 

 zu erreichende Temperaturerniedrigung durch den Gefrierpunkt der 

 gesättigten Lösung bestimmt. Eine Kältegemisch von drei Teilen 

 Chlorkalium und zwei Teilen Schnee kühlen sich auf — 33 "^ ab. 

 Zwei Teile Chlorkalium und ein Teil Schnee ergeben — 42 ". 



In der nebenstehenden Tabelle sind die Gefrierpunkte einiger 

 Salzlösungen angegeben ^). 



Kältegemische lassen sich auch unter Verwendung solcher 

 Flüssigkeiten herstellen, die infolge ihrer Verwandtschaft zum Wasser 

 Eis oder Schnee zum Schmelzen bringen. Voraussetzung ist aber 

 auch hier, daß die entstehenden Lösungen einen niederen Gefrier- 

 punkt haben. Dieser bestimmt auch die zu erreichende Temperatur- 

 erniedrigung. Solche Kältegemische lassen sich herstellen durch 

 Mischungen von Schnee mit Schwefelsäure oder einer anderen erst bei 

 niederen Temperaturen gefrierenden Säure wie Salz-, Salpetersäure usw. 



Am häufigsten werden im botanischen Laboratorium wohl 

 niedere Temperaturen am Mikroskop zur Beobachtung der Wirkung 

 niederer Temperaturen auf die Zelle sowie zur Herstellung von so- 

 genannten Gefrierschnitten am Mikroskop benötigt. 



Eine der ältesten Vorrichtungen zur Herstellung niederer Tem- 

 peraturen am Mikroskop beschrieb, wenn wir von dem einfachen 

 Kältekasten von Müller-Thurgau absehen. Molisch in seinen 

 „Untersuchungen über das Erfrieren der Pflanzen" (Jena 1897). Der 

 Apparat besteht der Hauptsache nach aus einem Holzkasten, in den 

 zwei weitere kleinere Kästen eingebaut sind. In dem inneren Kasten, 

 an dem ein die beiden äußeren Kästen durchbrechender Luftschacht 

 angebracht ist, steht das Mikroskop. Dieser innere Kasten wird 

 durch einen zweiten innen zinkblechausgeschlagenen Kasten um- 

 schlossen, der zur Aufnahme der Kältemischung bestimmt ist. End- 

 lich umgibt das ganze ein dritter Kasten, der mit einer Isoliermasse, 

 bei Moli seh mit Sägespänen, gefüllt ist. Besondere Einrichtungen 

 ermöglichen von außen die Bewegung des Spiegels und des beweg- 

 lichen Objekttisches. Je nach der Art der verwendeten Kältemischung 



^) Weitere Angaben bei Lando It Börnetein u. Meyerhoffer, Phy- 

 sikalisch-chemische Tabellen. Berlin 1905, S. 517 f. 



