]^22 ^- Schander. 



ist man in der Lage, die Temperatur im Mikroskopkasten zu er- 

 niedrigen. Der Kasten wird von Reichert -Wien zum Preise von 

 90 M hergestellt. 



Abgesehen davon, daß die Beschickung des Eiskastens und die 

 Bedienung des Mikrokopes gewisse Umständlichkeiten mit sich bringen, 

 erschien es mir bedenklich, bessere Mikroskope und ihre Objektive 

 längere Zeit so großer Kälte auszusetzen. Wir benutzen deshalb einen 

 an unserem Institut von Dr. Schaffnit konstruierten Kälte-Objekt- 

 tisch, der äußerlich bekannten Modellen heizbarer Objekttische ähn- 

 lich ist und seine Abkühlung durch verdampfende Kohlensäure er- 

 hält. Dr. Schaffnit hat diesen Objekttisch in der Zeitschrift für 

 wissenschaftliche Mikroskopie und mikroskopische Technik, Bd. XXVIII, 

 ^ 45 — 48 wie folgt beschrieben: „Der Kälteobjekttisch besteht aus 

 einem viereckigen flachen Metallkasten von 9 cm Länge und Breite 

 und 2 — 2,5 cm Höhe, dessen Deckel aus Glas in einer Führung aus- 

 und einschiebbar und in der Mitte mit einer runden Öffnung, in 

 welche die Objektive passen und eingeführt werden können, versehen 

 ist. Ebenso ist der Boden des Kastens in der Mitte über der Blenden- 

 bezw. der Kondensoröffnung des Objekttisches zur Lichtzufuhr mit 

 einer entsprechenden Öffnung ausgestattet. Durch Schlitze an den 

 Seitenwänden wird der (etwa 15 cm lange) Objektträger eingeschoben, 

 und gleichzeitig durch je zwei leichte Druckfedern derart festgeklemmt, 

 daß er bequem verschiebbar bleibt. Die beiden anderen Seitenwände 

 sind zum Abströmen der zur Erzeugung von Kälte benutzten 

 Kohlensäure mit Öffnungen versehen. Durch eine etwas größere mit 

 Führung versehene Öffnung in der Mitte der von dem Mikroskop 

 abgewendeten Seitenwand wird ein empfindliches in Vio oder Vioo 

 Grade eingeteiltes Thermometer so weit eingeführt und zwischen 

 Korkeinlagen l)efestigt, daß sich die Kugel in unmittelbarer Nähe des 

 Objektträgers befindet. Ebenso lassen sich aber auch dünne Drähte 

 von Thermoelementen zu dem Präparat führen, wenn es sich um 

 ganz genauen Verfolg der Temperaturen handelt. Auf dem Boden 

 der Kältekammer sind zwei Uhrschälchen befestigt, die zur Aufnahme 

 von Äther dienen, der mit einer Pipette eingeführt werden kann. 

 Die eine seitliche Wand trägt ein geriffeltes Ansatzrohr, über das ein 

 starkwandiger Gummischlauch mit Segeltucheinlage gezogen und mit 

 Draht befestigt wird. Dieser stellt die Verbindung mit einer dicht 

 beim Mikroskop aufgestellten Kohlensäureflasche her. Die Kälte- 

 kammer wird durch Schrauben am Objekttisch des Mikroskopes be- 

 festigt. Für Fälle, in denen mit stärkeren Vergrößerungen gearbeitet 



