Einrichtungen zur Erzielung niederer Temperaturen usw. 123 



werden soll, wie namentlich für die Beobachtung von gefrierenden 

 Mikroorganismen, empfiehlt e« sich, in den Kälteobjekttisch einen 

 Kondensor einzuschalten. Durch den an eine Stahlflasche mit Kohlen- 

 säure, wie sie für Gefrierzwecke benutzt wird, angeschlossenen Kälte- 

 tisch wird durch Öffnen des Verschlusses der Flasche ein kontinuier- 

 licher Kohlensäurestrom geleitet. Infolge des Überganges der 

 Kohlensäure in gasförmigen Zustand und gleichzeitige Mischung mit 

 den Dämpfen des aus den Uhrschälchen verdunstenden Äthers in der 

 Gefrierkammer tritt eine erhebliche Abkühlung ein. Es lassen sich 

 je nach der Regulierung bequem bis — 30" C. und mehr in kurzer 

 Zeit erreichen. Die mikroskopische Beobachtung erfolgt in gewöhn- 

 licher Weise. Die Objektive werden durch die Öffnung des Deckels 

 eingesenkt, dem von der Seite eingeschobenen Objektträger genähert 

 und auf das Objekt scharf eingestellt. Um das (wenn die Deck- 

 gläschen vorher kalt aufbewahrt sind) nie beim Gefrieren, leicht aber 

 beim Auftauen durch die rasche Erwärmung eintretende Beschlagen 

 des Deckgläschens zu vermeiden, wird dieses oberflächlich mit einer 

 Masse präpariert, wie sie zum gleichen Zwecke zur Vermeidung des 

 Beschlagens von Augengläsern Verwendung findet und bei jedem 

 Optiker in Bleistiftform zu haben ist. Das Deckgläschen wird mit 

 der Masse eingestrichen und dann vorsichtig blank gerieben. Das 

 Linsensystem leidet durch die starke Abkühlung in keiner Weise. 

 Es ist mir auch bei stärkster Kühlung nicht passiert, daß Linsen 

 eines Zeißschen Mikroskopes gesprungen sind. 



Läßt man den Kohlensäurestrom länger ohne Unterbrechung 

 fließen, so kann es vorkommen, daß die Düse der Stahlflasche ver- 

 stopft wird infolge starker Abkühlung durch Übergang der Kohlen- 

 säure in festen Zustand ; dem läßt sich durch schwaches Erwärmen 

 mit einer Gas- oder Spiritusflamme oder Lötlampe leicht abhelfen. 

 Die Kohlensäureflasche ruht am besten umgekippt in einem eisernen 

 Gestell oder ist aufrecht links vom Mikroskop am Tischbein befestigt, 

 so daß man ohne Hilfe mit der linken Hand bequem den Kohlen- 

 säurezufluß durch Drehen der Verschlußschraube selbst während der 

 Beobachtung regulieren kann." Bei unseren Untersuchungen hat sich 

 dieser Objekttisch, der sich insbesondere durch Handlichkeit und 

 bequeme Einstellung der gewünschten Temperatur auszeichnet, recht 

 gut bewährt. 



Mit großem Vorteil benutzen auch wir die Verwendung niederer 

 Temperaturen bei der Herstellung von Mikrotomgefrierschnitten. Für 

 diesen Zweck sind ja bekanntlich eine große Anzahl von Konstruk- 



